4 Knut Ångström, 



II. Iiistruinente iiiitl Slethodeii. 



1. Der Bolometer. 



Bei den ersten vorläufigen Versuchen, die Strahlung auf photo- 

 metrischem Wege zu bestimmen, wurde ein Spektroskop »à vision directe» 

 (von DuBoscQ, Paris) benutzt. Dasselbe wurde mit einem ViEEORDT'schen 

 Doppelspalt (von Krüss in Hamburg) versehen; vor die eine Spalthälfte 

 war ein kleines Prisma von Kreide gestellt, wodurch das Licht von der 

 seitlich aufgestellten Vergleichslampe in das Spektroskop hinein diffun- 

 diert wurde. Das Versuchsrohr mit »gerader Durchsicht» wurde vor die 

 andere Spalthälfte in Richtung der Spektroskopaxe aufgestellt. Die 

 Versuche wurden in leicht verständlicher Weise angestellt und ich kann 

 um so mehr die Eiuzelnheiten dabei übergehen, weil ich im Folgenden 

 nur beiläufig die in dieser Weise angestellten Versuche erwähnen werde. 



Die photometrischen Bestimmungen lassen nämlich viel zu wün- 

 schen übrig und erlauben nur ein sehr beschränktes Gebiet des Spek- 

 ^ trums zu studieren. Es war aber hier meine Aufgabe, einen übersicht- 

 lichen Einblick über die Gesammtstrahlung und ihre Veränderungen bei 

 der elektrischen Entladung durch verdünnte Gase zu gewinnen, und 

 hierfür scheint in vieler Hinsicht die bolometrische Methode besonders 

 geeignet. Es fragte sich nur, ob diese Methode eine genügend grosse 

 Empfindlichkeit darbiete. Durch vorläufige Versuche zeigte sich, dass 

 man wenigstens für einige Gase von grösserem Strahlungsvermögen, 

 gute Resultate erhoffen kann. 



Der von mir benutzte Bolometer^) bestand aus zwei aus Stanniol 

 geschnittenen Gittern, die in zwei Ebonitrahmen befestigt waren. Die 

 Rahmen wurden nach einander in ein Rohr mit doppelten Wänden ein- 

 geschoben, ein kleiner Doppelschirm, der jedoch nicht das Rohr voll- 

 ständig absperrt, schützt das hintere Gitter vor der Strahlung. Die Git- 

 ter werden durch vier in dem Rohre befindliche Diaphragmen vor per- 

 turbierenden Luftströmungen geschützt. Das Gitter durch welches das 

 Instrument die Strahlung absorbiert, nimmt eine kreisförmige Fläche von 

 16 mm Diameter ein. Dasselbe ist sorgfältig durch galvanisch nieder- 



1) Das Instrumeut ist dasselbe, welches ich bei einer frühereu Gelegenheit 

 benutzt habe; siehe: Ångström, Bihang tili K. Svenska Vet.-Akad. Handl. 13, Afd. 



1, N:o 4, 1887. 



