Strahlung verdünnter Gase bei elektrischer Entladung. 5 



geschlagene Platiiui und darauf folgendes Berussen geschwärzt ^). Die 

 vier Zweige der Wheatstone-Brück-Combiuation, von welchen, wie be- 

 kannt, die oben beschriebenen Gitter zwei bilden, haben alle dieselben 

 Widerstände, jede ungefähr 5 Ohm. Die Empfindlichkeit des Bolometers 

 konnte durch Einschaltung von Widerständen in der Galvanometerzu- 

 leitung beliebig verändert werden. Um die relative Empfindlichkeit je- 

 desmal bestimmen zu können, habe ich mich einer Anordnung bedient, 

 die ich schon vorher beschrieben habe ^). Dieselbe besteht ganz einfach 

 darin, dass man einen konstanten Widerstand als Nebenschluss in einen 

 der Brücken zweige einführt. Die Ablenkungen des zum Bolometer ge- 

 hörigen Galvanometers, die dem Schliessen oder Offnen dieses Neben- 

 schlusses folgen, geben ein relatives Mass der vorhandenen Empfindlich- 

 keit an. Bei der gewöhnlichen, von mir gebrauchten Empfindlichkeit des 

 Instruments, zeigte der Bolometer-Galvanometer beim Schliessen oder 

 Öffnen des Nebenschlusses eine Ablenkung von c. 75 Scalentheilen. Um 

 die an verschiedenen Tagen angestellten Versuche vollständig mit ein- 

 ander vergleichbar zu machen, sind die Schlussresultate alle auf dieselbe 

 Empfindlichkeit des Bolometers, und zwar auf die, welche einer Ablenk- 

 ung von 75 Scalentheilen beim Schliessen des Nebenschlusses entspricht, 

 reduciert. 



Weil das Lokal, in welchem ich diese Untersuchung ausführte'^) 

 für genaue Messungen infolge der durch den Strassenverkehr verursachten 

 Erschütterungen sehr ungünstig war, sah ich mich genötigt für diese 

 Untersuchung einen besonderen Galvanometer herzustellen. Die Kon- 

 struktion des Instrumentes weicht in vieler Hinsicht von der gewöhn- 

 lichen ab und hat die Anforderungen, die ich an dasselbe gestellt 

 habe, befriedigend erfüllt. Es scheint mir jedoch nicht nöthig, hier hin- 

 sichtlich dieses Instruments auf Einzelheiten einzugehen. Es mag ge- 

 nügend sein anzugeben, dass der Gesammtwiderstand der zwei Galva- 



1) Das gleichmässige Berusseu geschieht sehr leicht durch folgendes einfaches 

 Verfahren : Eine Stearinkerze wird so unter einem Drahtnetz gehalten, dass die Spitze 

 der Flamme das Netz berührt. Der Rauch wird durch das Drahtnetz verbreitet und 

 der Niederschlag auf den darüber bewegten Gegenstand sehr gleichmässig vertheilt. 

 Die Wärme über dem Drahtnetz ist nicht grösser als dass man nicht auch leicht 

 schmelzbare Sachen, wie diese Gitter aus Stanniol, berussen könnte. 



2) K. Angström, »Bestämning af känsligheten vid bolometriska mätningar». Öf- 

 versigt af K. Vet. Akad. Förhaudl. p. 379, 1888. 



3) Diese Untersuchung war die letzte, welche ich, während meiner Anstellung 

 an der Hochschule in Stockholm ausgeführt habe. 



