Knut Ångström 



nometerrolleu klein ist (c. 8 Ohm), dass die Empfindlichkeit des Instru- 

 ments sehr gross ist (1 Sealentheil bei 2 m Scalenabstand entspricht 

 5,7 X 10~* Ampère), wozu kommt dass die Schwingungsdauer verhält- 

 nissmässig klein (ein Ausschlag nimmt eine Zeit von c. 8 Secunden in 

 Anspruch), die Dämpfung aber stark ist. Durch eine besondere Unter- 

 suchung überzeugte ich mich von der genauen Proportionalität zwischen 

 Stromstärke und Ablenkung, welche sich weit über die im Folgenden ge- 

 steckten Versuchsgrenzen erstreckt. 



2. Die Entladungsröhre. 



Bei den ersten Versuchen wurden alle Verbindungen zwischen den 

 Entladungsröhren und der Luftpumpe durch Zusammenlöthen hergestellt, 

 also ohne jeden Schliff. Bei diesen Röhren waren auch die Alumi- 

 niumelektroden im Glase mittels Platindrähte eingeschmolzen. Die beiden 

 Enden des Rohres wurden mit plangeschliffenen Steinsalzplatten bedeckt, 

 welche vermittels Natriumsilikat luftdicht angekittet wurden. Dieses Mit- 

 tel hat sich als ganz vorzüglich erwiesen, indem dasselbe alle Ansprüche 

 an luftdichte Verbindungen erfüllt, ohne das Steinsalz anzugreifen und 

 ohne selbst bei den höchsten Verdünnungen verunreinigende Dämpfe 

 abzugeben. Bei dieser Anordnung zeigte es sich doch immer mit den 

 grössten Schwierigkeiten verbunden die Gase, besonders den Sauerstoff, 

 rein zu bekommen; nachdem der elektrische Strom einige Zeit hindurch- 

 gegangen war, zeigten sich immer im Spektrum die charakteristischen 

 Streifen der Kohlenverbindungen und zwar trotzdem, dass keine solche 

 Verbindung früher in dem Rohre eingeführt gewesen war. 



Möglicherweise liegt die Ursache hiervon in dem Einschmelzen 

 der Elektrode und dem Zusammenlöthen der Röhrenverbindungen. Bei 

 diesen Operationen ist es nämlich unmöglich zu vermeiden, dass die 

 Stichflamme die inneren Wände des Rohrs berührt, und die Möglichkeit 

 ist dann ohne . Zweifel vorhanden, dass sich Kohlenstoflfverbindungen 

 aus den Flamraengasen abscheiden und sich in den Röhren, vielleicht 

 auch auf den Aluminiumelektroden absetzen. 



Um diese eventuellen Übelstände zu verhüten, wurde in dem Rohre, 

 das in dem Folgenden mit N:o 3 bezeichnet wird, die Anordnung ge- 

 troffen dass jede Löthstelle vor dem Zusammensetzen des Apparates 

 sorgfältig gereinigt wurde. Die Verbindung der verschiedenen Theile 

 des Entladungsrohres, der Luftpumpe etc., wurde dann mit einigen 



