Strahlung verdünnter Gase bei elektrischer Entladung. 11 



MANN & Braun in Frankfurt). Die Galvanometerrollen waren für kleine 

 Empfindlichkeit eingestellt. Der Reduktionsfaktor des Instruments wurde 

 mit Hülfe eines Silbervoltameters bestimmt. Ein Ausschlag von einem 

 Skalentheil entspricht 0,000015 Ampère und die Empfindlichkeit zeigte 

 sich während der Arbeit genügend konstant. 



Zur Bestimmung der Poteutialdifferenz in den Entladungsröhren 

 diente ein Quadrant elektrometer von Mascart (von Carpentier in Paris 

 bezogen). Die Quadranten wurden durch eine kleine Wasserbatterie bei 

 konstanter Ladung gehalten; die Nadel konnte vermittels eines Kommu- 

 tators abwechselnd mit dem einen oder anderen der in dem Entladungs- 

 rohre eingeschmolzenen Platindriihte in Verbindung gesetzt werden. Die 

 Ablesung des Instruments fand durch die Projektionsmethode statt. Um 

 die Empfindlichkeit zu bestimmen, wurde die Nadel des Elektrometers 

 abwechselnd mit den beiden Endpunkten eines Widerstandes von 10000 

 Ohm in Verbindung gesetzt und gleichzeitig ein Strom von 0,00673 Am- 

 père durch den Widerstand geleitet. Hierbei ergab sich eine Änderung 

 des Ausschlages des Elektrometers von 8,6 Skalentheilen. Ein Skalen- 

 theil entspricht also einer Potentialänderung von 7,8 Volt. Obschon 

 diese Empfindlichkeit des Elektrometers sich während des Versuches ein 

 wenig geändert hatte, werde ich dieselbe im Folgenden mit genügend 

 grosser Genauigkeit als konstant voraussetzen können. 



V 



III. Versuclisaiiordnimg- und Beobaclitiiiigeu. 



Tafel 1, Fig. 1, giebt ein schematisches Bild über die Anordnung 

 und die Zusammenstellung der verschiedenen Theile des Apparates. Der 

 Bolometer B ist hinter einem doppelwandigen Schirm L aufgestellt, die- 

 ser Schirm ist in der Axenrichtuns: des Bolometers mit zwei Löchern 

 versehen; zwischen den Wänden befindet sich ein kleiner, beweglicher 

 Schirm, der mittels einer Schnur schnell hinaufgezogen werden kann. 

 Das Entladungsrohr AH ist vor den Löchern des Schirmes und in der 

 Axenrichtung des Bolometers aufgestellt. Eine KuNDT'sche Glasfeder D 

 verbindet das Entladungsrohr mit den übrigen Theilen des Apparates, 

 die schon beschrieben sind. 



Bei den Beobachtungen wird, sobald der Bolometer genügend 

 ruhig ist, die Empfindlichkeit des Instrumentes zuerst in der schon be- 

 schriebenen Weise bestimmt. Darnach wird der elektrische Strom von 



