2 E. Solander, 



Das benutzte Instrument war der sogenannte »Eugenieapparat», 

 ein Theodolit englischer Konstruktion, der die schwedische Weltumsege- 

 lung 1851 — 1853 mit der Frégate Eugenie mitgemacht hatte, später 

 bei magnetischen Rekognoscierungen in Schweden angewandt und mir 

 vom Präfekt des hiesigen physikalischen Instituts Herrn Prof. Thalén 

 zur Verfügung gestellt worden war. Für die Beschreibung des In- 

 struments verweise ich auf folgende Abhandlungen: A-. J. Ångström: 

 »Voyage autour du monde sur la frégate suédoise l'Eugénie exécuté 

 pendant les années 1851 — 1853. Observations Scientifiques publiées par 

 l'Acad. roy. des Sciences à Stockholm. III. Physique»; und G. Lund- 

 quist: »Bidrag till kännedomen af den jordmagnetiska intensiteten och 

 Inklinationen i mellersta och södra Sverige». Svenska Vet. Akademiens 

 Handlingar Bd. 9 N:o 10 (1871). Hier sei nur bemerkt: dass bei den 

 folgenden Beobachtungen der kleine Messingring, welcher als einseitige 

 Belastung des mit R^ markirten Magnets diente, nicht angewandt wurde 

 — der entsprechende Ring des mit B^ markierten Magnets war schon 

 vorher von Lundquist weggenommen worden — dass das nur für Seiten- 

 beleuchtung geeignete Fernrohr mit Skala, welches übrigens wegen zu 

 kleiner Objektivöffnung auch bei guter Beleuchtung ziemlich lichtschwache 

 Bilder ergab, gegen ein anderes, zum Edelmannschen Theodolit gehö- 

 riges, Fernrohr mit Fadenkreuz vertauscht wurde, welches mir Herr 

 Prof. Hasselberg in Stockholm gefälligst überliess; dass die mit Tuch 

 bedeckten Seitenflächen des Schwingungskastens, welche sich als schwach 

 magnetisch herausstellten, durch andere nur aus Holz verfertigte ersetzt 

 wurden; dass die Fussschrauben mit Müttern versehen wurden; und dass 

 dem Thermometer, der von R. Grave in Stockholm verfertigt ist und 

 mit dem Normalthermometer der meteorologischen Centralanstalt ver- 

 glichen und ohne merklichen Fehler befunden wurde, ein Messingrohr 

 auf dem Nadelhäuschen applicirt wurde, ähnlich wie bei den Lamontschen 

 Reiseapparaten; im Schwingungskasten wurde für denselben ein Loch 

 gebohrt, so dass die Thermometerkugel eben ins Innere des Kastens 

 hineinragt. Die Nullpunktskorrektion des Thermometers war vor der 

 Reise 0.0; nach derselben — 0°2; die Änderung wurde nur in sofern be- 

 rücksichtigt als bei den zwei letzten Beobachtungsreihen, zu Kopen- 

 hagen und Upsala, die letztere Korrektion angebracht wurde. 



Infolge dieser Abänderungen und speciell, weil mir die Korrektion 

 des Trägheitsmoments des Magnets R^ wegen Wegnahme des Ringes nicht 

 als absolut sicher erschien, habe ich es vorgezogen, die Bestimmungen 

 direkt an meine Konstantenbestimmungen mit dem grossen Lamontschen 



