Vergleichung der Bestimmungen der Horizontalintensität etc. 3 



Theodolit anzuknüpfen, was übrigens für komparative Messungen natür- 

 lich gleichgültig ist; und zwar um so mehr als die Differenz zwischen 

 meinen Bestimmungen und denen Ångströms nur zwölf Einheiten der 

 fünften Decimalstelle von H beträgt *). Die komparative Konstantenbe- 

 stimmung für den Eugenieapparat geschah nun in der Weise, dass ich 

 am Anfang und Ende der Beobachtungsreihe Bestimmungen mit dem 

 Lamontschen Theodolit machte und in der Zwischenzeit mit dem Euge- 

 nieapparat beobachtete. Bezüglich der Beobachtungen möge hier noch 

 erwähnt werden, dass die Ablenkungen nach Ångströms Schema gescha- 

 hen, somit mit sieben Einstellungen, von denen die drei letzten in um- 

 gekehrter Folge eine Wiederholung der drei ersten bilden; bei der Be- 

 rechnung des Ablenkungswinkels giebt man dann der vierten das dop- 

 pelte Gewicht. Zur Erzielung grösserer Sicherheit wurde bei den ge- 

 nannten Bestimmungen mit dem grossen Lamontschen Theodolit diese 

 Beobachtungsreihe nochmals in umgekehrter Folge wiederholt, so dass 

 der Ablenkungswinkel aus 13 Ablenkungen bestimmt wurde, wobei der 

 vierten, der siebenten und der zehnten das doppelte Gewicht zukommt. 

 Bei den Schwingungsversuchen habe ich zuvor, in Übereinstimmung mit 

 den von Lamont in seinem »Handbuch des Erdmagnetismus» mitgeteilten 

 Beispielen, drei Reihen von je 10 Durchgängen genommen, derart, dass 

 zwischen je zwei Reihen 100 Schwingungen liegen und dann teils aus 

 der ersten und zweiten, teils aus der zweiten und dritten Reihe die Zeit 

 von 100 Schwingungen berechnet. Dies dürfte wohl auch das gewöhn- 

 liche [-Verfahren sein; bezeichnen wir aber mit a, h und c mit entspre- 

 chenden Indices die Ablesungen der drei Reihen, so ist nach dieser 

 Berechnunffsmethode : 



^&^ 



2f 10 ^ ^^ 10 ^ ^' 20 ^ -^ ' 



somit dasselbe Resultat wie wenn die zweite Beobachtungsreihe gar 

 nicht existierte. Ich habe daher das Verfahren dahin abgeändert, dass 

 vier Reihen genommen wurden und die Zeit von 200 Schwingungen 

 teils aus der ersten und dritten, teils aus der zweiten und vierten be- 

 stimmt wurde. Bezeichnet man die Ablesungen der vierten Reihe mit 

 (/, so ist: 



1) E, Solander : Konstantenbestimmung mit einem Lamontschen Theodolit. 

 Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. IH Bd. XIV: H, 1891. 



