Vergleichung der Bestimmungen der Horizontalintensität etc. 15 



Stimmung der in den verschiedenen Abständen an demselben Tag an- 

 gestellten Beobachtungen unter sich zeigt, dass der Unterschied der Be- 

 stimmungen zu verschiedenen Zeiten nicht einer Ungenauigkeit der Mes- 

 sungen zugeschrieben werden kann, wie es ja auch, wenigstens was die 

 Beobachtungen im kürzern Abstand betrifft, selbstverständlich ist. Das 

 Mittel der Bestimmungen würde eine Differenz von — 0.00005 G.G.S. oder 

 — 0.03 Procent ergeben, welche doch bei dieser Lage der Dinge inner- 

 halb der Fehlergrenze liegt. Jedenfalls ist die etwa vorhandene Diffe- 

 renz eine sehr kleine. 



V. Strassburg. 



Mit freundlicher Erlaubniss und gutem Rat des Herrn Prof. Kohl- 

 EAUSCH beobachtete ich hier im physikalischen Institut mit dem von ihm 

 erfundenen Bifilarmagnetometer, wobei mit dem in einem Nebenzimmer 

 aufgestellten Eugenieapparate abwechselnd Bestimmungen gemacht wurden. 

 Als Variometer funktionierte ein zwischen beiden Apparaten montierter 

 Lokalvariometer von Kohlrausch, dessen Richtungswinkel so reguliert 

 wurde, dass die Einstellung, wenn das Deflektorensystem nach beiden 

 Seiten gedreht wurde, fast dieselbe blieb und der Mitte der Skala nahe 

 war. Richtungswinkel dabei = 27''.45; Abstand Spiegel-Skala = 506 

 Skalateile; Temperaturkoefficient = 0.000940 — der letztere ein Mittel aus 

 der früITeren Bestimmung von Kohlrausch und der neueren von Herrn 

 D:r H. Brogan, einem Amerikaner, der sich zu dieser Zeit mit derarti- 

 gen Messungen beschäftigte, und für dessen nützliche Unterstützung ich 

 meinen aufrichtigen Dank hiermit aussprechen will. Da wachsende Skala- 

 teile abnehmender Intensität entsprachen, so ergab sich hieraus 



-^ = _ 0.000513 K + l-83(^ - 20°)] 



wobei n„ die Ablesungsdififerenzen des Variometers vom angenommenen 

 NuUpukt, 103, bezeichnet, und die Ablesungen auf 20" C. reduciert sind. 

 Somit die Grösse p = ~ 223.0. Da ich in den Mitteln noch huudertstel 

 Skalateile berücksichtigte, so mussten noch einige Korrektionen wegen 

 der Nähe der anderen beweglichen Magnete angebracht werden. Diesel- 

 ben ergeben sich, da die Höhen über dem Erdboden einander beinahe 

 gleich waren, wie ich früher gezeigt habe '), einfach dadurch, dass man 



1) E. Solander: Konstantenbestimmung mit einem Lamontschen Theo- 

 dolit. S. 21. 



