16 E. Solander, 



den betreffenden Magnet an seinem Platz, oder in der Mitte des Theo- 

 dolits, wenn es ein Ablenkungsmagnet ist, anlegt, und zwar zuerst mit 

 dem Nordpol nach Süden, dann mit dem Nordpol nach Norden ; die 

 Korrektion ist dann der halben Differenz der entsprechenden Ablesungen 

 am Variometer gleich, falls für einen im Meridian befindlichen Magnet 

 korrigiert werden soll; bei Ablenkungen muss man noch mit dem Cosinus 

 des Winkels multiplicieren, den der betreffende Magnet mit dem Meridian 

 bildet. Bezeichnet man die genannte halbe Differenz mit B mit entspre- 

 chenden Indices, nämlich h für den Bifilarmagnet, n für die Nadel des 

 Eugenieapparats, r3 und 64 für die Magnete R^ und B^, so wurde 

 gefunden: 5» = -f 0.40, B„ = ~ 0.04, £,3 = — 0.15, -ß« = - 0-10; bei 

 Ablenkungen sind somit nach den später mitzuteilenden Ablenkungswin- 

 keln die bezüglichen Korrektionen: 



5s cos (^ — K j = -j- 0.02 ; B^ cos q>^ = - 0.04 ; 



04 



Diese Korrektionen, sowie die Temperaturkorrektion, sind an den beige- 

 gebenen Variationsablesungen schon angebracht. 



Der Bifilarmagnet mit Aufhängevorrichtung war derselbe, den 

 Herr Prof. Kohlrausch zuvor benutzt ') und dessen Polabstand d er 

 auf 13.84 cm bestimmt hatte. Ferner sind die Abstände der Aufhänge- 

 drähte nach seinen Messungen im Mittel, oben und unten, auf 20° C. 

 reduciert, e^ = 11.5326, e^ = 11.5414; die Länge der jetzt verwendeten 

 0.008 cm dicken Messingdrähte betrug im Mittel 300.155 ; für die Schwere- 

 beschleunigung in Strassburg mit éO^.SS Polhöhe und 150 Meter Meeres - 

 höhe erhält man nach Brochs ^) Formel log«/ = 2.991614; die Wägung 

 des Bifilarkörpers, wobei die Beruhigungsräder in Wasser» getaucht und 

 die halbe Masse der Drähte eingerechnet wurde, ergab die Masse m = 

 197.558 gr., so dass man mit Berücksichtigung der kleineu Korrektionen 

 wegen Steifigkeit und des eigenen Torsionsmoments der Drähte, — 0.086 cm 



1) F. und W. Kohlrausch : Das elektrochemische Äquivalent des Silbers; 

 zugleich eine experimentelle Prüfung erdmagnetischer Intensitätsmessungen. Wied. 

 Annalen B. 27 (1886). 



2) O. J. Broch: Accélération de la pesanteur &c. Traveaux et Mémoires du 

 Bureau international des poids et mesures, T. I. 



