26 



E. Solander, 



Es ist im Mittel: 



für R^: log fji = 9. 2 108 II 

 » ß^: log n = 9. 18 1006. 



Nach den Bestimmungen, die Herr D:r Stück vor und nach 

 meiner Abreise ausgeführt, war der Wert für die Basislinie 0.17932; daraus 

 die Differenz — 0.00057 oder — 0.32 Procent. Hier hatte v. Ruckevorsel 

 einen Unterschied von — 0.00042 gefunden, nach dem mein Unterschied 

 von V. Ruckevorsel nur — 0.00015 oder — 0.08 °/o wäre. Setzt man den 

 genannten Unterschied im Mittel zu — 0.11 °/o an, so bekommt man, da 

 V. RiJCKVORSET.s Unterschied von Kew — 0.00008 oder — 0.04 "^/o beträgt, 

 meinen Unterschied von Kew zu — 0.15 ^/0. Dies stimmt, wie man sieht, 

 mit der oben (Seite 11) auf ganz anderem Wege hergeleiteten Differenz 

 — 0.13 % sehr gut überein. 



IX. Hamburg. 



Sowohl meine Bestimmungen, wie die des Herrn D:r Duderstadt 

 fanden in einem zu magnetischen Zwecken hergerichteten Kellerraum der 

 Seewarte statt. Der tägliche Gang des Chronometers war kleiner als 

 P und ist daher ausser Acht gelassen. Variationsapparate in Hamburg 

 waren nicht montiert, und ich habe daher auch die zu diesen Messungen 

 gehörigen Variationsablesungen durch die gütige Mitwirkung des Herrn 

 D:r Stück aus Wilhelmshaven bezogen. Es wurden nämlich bei den 

 nach Hamburger Zeit vorgenommenen absoluten Messungen die Varia- 

 tionen nach Wilhelmshavener Zeit abgelesen, was dann wohl das rich- 

 tigste sein dürfte, wenn keine Störungen vorhanden sind, so dass die 



