30 



E. Solander, 



Die Ursache der zwischen dem 11 Mai und dem 1 Juni eingetre- 

 tenen Änderung im Stand des Variometers scheint mir ziemlich unerklär- 

 lich. — Am 3 Juni traten, wie man sieht, während der Schwingungs- 

 beobachtungen grosse Variationen ein ; die reducierten log T sind aber 

 bezw. 0.892754, 0.892758 und 0.892760, folglich mit einander fast identisch. 

 — An demselben Tage wurde der Kontrolle halber die letzte Ablenkungs- 

 bestimmung im Abstand N:o 3 = 47.482 cm gemacht; alle übrigen im 

 Abstand N:o 1 = 37.484 cm. 



Hiernach mögen die bezüglichen Bestimmungen mit dem Eugenie- 

 apparat folgen: 



Messungen mit dem Eugenieapparat. Upsala 1892. 



Für log f.1 bekommt man im Mittel: 

 für i?3 log |U = 9.2 1089 1 

 » B^ log/i = 9.180969. 



Im Mittel ergiebt diese Vergleichung somit einen Unterschied 

 zwischen dem Lamontschen Theodolit und dem Eugenieapparat, mit den 



