Vkrgleichung der Bestimmungen der Horizontalintensitåt etc. 31 



angewandten Konstanten, von etwa 4.5 Einheiten der fünften Decimal- 

 stelle (C. G. S.). Man könnte vermuten, dass der Magnet B^ welcher 

 durchgängig etwas höhere Werte als B^ ergab, die richtigen Werte lieferte; 

 es muss aber hervorgehoben werden, dass die beiden Vergleichungen 

 zwischen den Instrumenten auf vier Reihen von Messungen, je zwei mit 

 jedem Apparat beruhen. Nimmt man dann an, dass jede Reihe für sicli 

 den richtigen Wert bis auf eine Einheit der fünften Decimalstelle giebt — 

 und näher kann man schon wegen etwaiger Standänderungen der Varia- 

 tionsapparate in keinem Fall kommen — so sieht man, dass die gefun- 

 dene Differenz bis auf 0.5 Einheit der fünften Decimalstelle durch 

 ungünstige Zusammenwirkung der unvermeidlichen Fehler erklärt wer- 

 den kann. 



Den 9 und 10 Mai machte Herr A. S. Steen seine schon genann- 

 ten Bestimmungen, die hier nach der vou ihm mitgeteilten Übersicht 

 wiedergegeben werden mögen. Dabei ist zu beachten, dass die Kon- 

 stanten des Instruments für 32*^ Fahrenheit gelten — die Temperatur 

 wird nämlich durch einen Fahrenheitschen Thermometer angegeben. 



»Bestimmungen der Horizontalintensität mit dem Instrument Elliot Brothers 



N:o 38 zu Upsala, Mai 1892. 



Die Formel für die Berechnung von H ist: 



»- - 



■"180 — 



271 2^[l + iJ, (4-32)] [l-ß,(<^-32)-ß2(^4-32)2] 



1 

 TvHsin(f\ 



'[l-ß,(4.-32)-ß,(4-32)=][l + y][l+^vi?][l + .S/J,(^.,-32)] 



1 + — Fi^ Ir-'-smy 



H 



-iry 



