VerGL EICHUNG DER BESTIMMUNGEN DER HORIZONTALINTENSITÄT etC. 41 



, Diese Korrektion ist der Einfachheit halber an die beobachtete mittlere Schwin- 



gungsdauer (r) angebracht und der Mittelwert der Schwingungsbogen zugrunde gelegt. 

 Da die benutzte Pendeluhr einen geringeren täglichen Gang als P hatte, ist 

 eine Korrektion wegen Uhrganges nicht augebracht. 



§ 6. Bestimmung von m. 

 Als Wert für m wurde der von K. Schering gefundene und »Göttinger Nachr. 

 1881 pag 138» yiBcstimiinmy der Horizontal-Intensitäh veröfi'entlichte: 



m = 442080 (mm)» 

 angewandt. 



IL ^. 

 U 



§ 7. Beschreibung der Ablenkungsvorrichtung. 



Die Bestimmung von -= geschah durch Ablenkungen nach dem »Modus primus». 



Zu diesem Zwecke sind in einer ostwestlich orientierten Linie auf zwei Stein- 

 pfeilern vier Gabeln befestigt, jede mit zwei Y förmigen Schneideupaaren, auf welchen 

 der Magnet mit eingedrehten Rillen ruht. Die Sicherheit des Einliegens des Magneten 

 ergab sich bei der Messung der Abstände der Gabeln zu etwa 0,02™". Die Gabeln 

 sind von West nach Ost fortlaufen3 von I bis IV numeriert. Zwischen den Gabeln 

 hängt eine Ablenkungsnadel; und zwar ist dieselbe möglichst genau so angebracht, 

 dass die Axe des Magnetstabes durch ihren Mittelpunkt geht und die Gabeln symme- 

 trisch zu ihr stehen. Die Nadel ist ein zylindrischer Stab von 232"™ Länge, sie hängt 

 an einem an der Decke befestigten Messingdraht und ihre Schwingungen werden durch 

 ein kupfernes Gehäuse stark gedämpft. Mittelst eines an der Nadel befestigten Spie- 

 gels werden die Ablenkungen dnrcli ein Fernrohr an einer 2000""" langen Skala 

 gemessen. 



§ 8. Justierung der Gabeln. 

 Die Justierung der Gabeln, welche j^ 



mit Zug- und Druckschrauben an einge- 

 gypsten Platten auf den Steinen befestigt 

 sind, geschah mit Hülfe eines im Alligne- 

 ment stehenden Theodolithen, mit welchem 

 auf den im Magneten befindlichen Kolli- 

 mator visiert wurde. Durch ein kleineres, 



transportables, ebenfalls einen Kollimator ^y 



tragendes Magnetometer wurde das magne- ...--■' 



tische Azimuth des Theodolithennulipunktes *^ * 



bestimmt. Diese Einrichtung war im Jahre 

 1888 getroffen. Inzwischen hat sich durch 

 Abnahme der westlichen Deklination das 

 magnetische Azimuth der Gabeln geändert, 

 und weicht die Verbindungslinie derselben 

 gegenwärtig von der zum magnetischen Meri- 

 dian Senkrechten um nahe 20' ab. (Siehe Figur). 

 Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 



•Jl. 



