Vergleichung der Bestimmungen der Horizontalintensität etc. 43 



Da die bei den i;rossen Ablcnkuugen (aus Gabel II und III) vorkommenden 

 Differenzen der Skalcntcilc naiiezu 1640 betragen, so iiat mau zur Reduktion dieser 

 Ablenkungen auf Millimeter 



+ 5,14?' 

 hinzuzufiigen. 



Für die kleinen Ablenkungen (ungefähr 680 Skalenteile) fand sich ebenso: 



681,561""" = rSSbfiöf - 655,730'' = 679,321'', 



= 1340,083'' - 660,714'' = 679,309'', 



- 1344,933'' - 665,585^ = 679,348^ 



= 1354,565P - 675,221'' = 679,344?. 



Es sind somit im Mittel in der Umgebung der gemessenen Skalenteile 



681,561""» = 679,345'', 



und man hat zur Reduktion auf Millimeter zur beobachteten Diff"erenz der Ablesungen 

 bei den kleinen Ablenkungen : 



+ 2,22P 



hinzuzufügen. 



§ 13. Lokaleinfluss. 



Der die abgelenkte Nadel umgebende Dämpfer ist, wenn auch sehr schwach, 

 magnetisch und verkleinert sein Magnetismus die Ablenkungen. Der Einfluss wurde 

 ermittelt durch Drehung des Dämpfers um gemessene Winkel und Ablesung des 

 Standes der Nadel unter gleichzeitiger Beobachtung eines Variometers. Es fand sich, 

 dass der grosse Ablenkungsbogeu (Ablenkung aus II und III) um 0' 17,58" der kleine 

 Ablenkungsbogen jedoch um 0' 8,34" kleiner war, als wenn der Dämpfer keinen Ein- 

 fluss gehabt hätte. 



M 



§ 14. Entwicklung der Formel für -- . 



n 



Es mögen r, , r., , i) , B , die oben angegebenen Bedeutungen beibehalten, es 

 seien ferner 2n, und 2n., die Differenzen der Skalenablesungen bei Ablenkungen im 

 Abstände j-,, bezw. rj. 



Fällt nun die Ruhelage nahezu in die Mitte der Skala und steht die Verbin- 

 dungslinie des Skalenmittelpunktes und des Spiegelmittelpunktes senkrecht auf der 

 Skala, welche beiden Bedingungen bei dem benutzten Apparate sehr nahe erfüllt wa- 

 ren *), so ist 



'-^ = t(j2y>, , ^= fg2<f., . 



1) Messung vom 1892 Febr. 4. 



