209 



b) D'ailleurs, bien isolé que soit le fil télégraphique, les poteaux 

 conduisent certainement une portion de l'électricité du fil conducteur du 

 courant à la terre, en sorte que la force du courant sera considérablement 

 diminuée avant l'arrivée à l'endroit le plus éloigné de la pile galvanique. 

 En supposant que la distance entre les deux endroits soit d'une longueur 

 considérable, il en résulte que l'action du courant sur les instruments soit 

 proportionellcment afi"aiblie. Ainsi les coups du levier de l'appareil de Morse 

 deviennent par cela difficiles à écouter, et de même le commencement du 

 mouvement de l'aiguille devient difficile à fixer, parce qu'elle décrit très 

 lentement de petits arcs^). De plus, pour éviter ces inconvénients, la mé- 

 thode employée jusqu'ici ne permet pas de se servir en même temps de 

 l'électroaimant ordinaire et du relais. Car, par cela, on introduirait de nou- 

 veau une erreur, résultante de l'inertie des intruments, qui serait égale au 

 temps nécessaire pour aimanter le fer-à-cheval du relais et pour en vain- 

 cre l'inertie. 



c) Enfin, la dite méthode est de la même nature que celle, dont 

 on s'est servi ordinairement aux observations des passages d'étoiles par 

 l'oeil et l'oreille. Par conséquent, l'emploi de cette méthode durant 

 plusieurs heures est fatigant et, pour cela, difficile d'exécuter exactement. 

 Du reste, il me semble que cette méthode-là, aussi bien que celle d'observer 

 des passages d'étoiles, puisse bien être remplacée par une autre, dans laquelle 

 les appareils d'enregistration pourraient être employés avec plus de profit. 



Voilà les erreurs et les inconvénients, sans doute les plus remar- 

 quables, de la dite méthode. Cependant nous nous hâtons d'ajouter, qu'elles 

 ne doivent pas être considérables, puisque les résultats, obtenus par cette 

 méthode, surpassent beaucoup en exactitude tous ceux, auxquels on est 

 arrivé ordinairement par les moyens astronomiques. 



Cependant ayant égard à l'importance de déterminations exactes 

 de longitudes et de même à l'extension des applications qui puissent se 

 faire pour ce but au moyen des signaux galvaniques, je me propose d'in- 

 diquer ici une autre manière d'employer les instruments par laquelle les 

 erreurs, causées par les inégalités des organes des observateurs et par 

 l'inertie des appareils, pourraient être entièrement évitées. 



§ 2. Exposition générale de la nouvelle métliode. 



Pour f;\ire connaître en quoi consiste la méthode dont il s'agit, je 

 veux indiquer d'abord les principes sur lesquels elle repose et les appareils 

 desquels je me suis servi. 



•) M. N. Vol. XUI, p. 252; Vol. XIV, p. 252, Sect VI. 



