Nr. 5/6 Zentralblatt für Physiologie. 183 



H. J. Hamburger. Die Zentrifuge im chemischen Laboratorium. (A. d. 



physiol. Institut d. Univ. Groningen.) (Zeitschr. f. anal. Cheni., 



LVI, S. 95.) 



Der Verf. tritt für eine umfassendere Anwendung der Zentrifuge 

 in den Laboratorien ein, als es jetzt üblich ist. Im besonderen wird 

 auf das Auswaschen von Niederschlägen mittels Zentrifuge, das auch 

 schwieriger durchzuführende Filtrationen leicht zu umgehen ge- 

 stattet, und auf eine neue Methode für quantitative Analysen hin- 

 gewiesen. Letztere ersetzt die Gewichtsbestimmung eines Nieder- 

 schlages durch die Volummessung desselben. Der Niederschlag wird 

 nach dem Waschen in Flüssigkeit aufgeschwemmt in den ,,Chrom- 

 hämatokrit" gebracht, ein trichterförmiges, zugeschmolzenes Kapillar- 

 rölirchen, dessen Triciiter ungefähr 2^/2 cm- faßt, dessen 57 mm 

 langes Kapillarrohr in 100 Teile geteilt ist und 0'04 cm* faßt. Man 

 zentrifugiert bis Volumkonstanz eingetreten ist. Zur Vermeidung 

 der Wasserverdunstung wird das Röhrchen mit einer Ebonitkappe 

 verschlossen. Um immer dasselbe Niederschlagsvolumen zu erhalten, 

 ist es notwendig, daß der Niederschlag immer die gleiche Kristallform 

 und die gleiche Teilchengröße aufweist. Für die Reinigung der Zentri- 

 fugenröhrchen und über Zentrifugen, die ein freies Auslaufen auch 

 bei elektrischem Betrieb gestatten, werden Angaben gemacht. 



R. W a s i c k y (Wien ). 



Wo. Ostwald. Über neue einfache Ultrafilter. (Kolloid-Zeitschr., 

 XXII, 2, S. 72 u. 143.) 



Durch Imprägnieren von Filterpapier mit Kollodiumlösung 

 und nachfolgendes Waschen mit destilliertem Wasser lassen sich 

 rasch Ultrafilter herstellen, die für viele Zwecke sehr gut brauchbar 

 sind. Verwendet man feuchtes Filtrierpapier zur Imprägnierung, so 

 kann man die Filtriergcscliwindigkeit bedeutend erhöhen. 



J. M a t u 1 a (Wien). 



H. Thoms. Über Gleitdialyse. II. Mitteilung. (A. d. pharmazeut. 



Institut d. Univ. Berlin.) (Ber. d. Deutschen ehem. Gesellsch., LI, 



S. 42.) 



Bei dem in den Berichten der Deutschen ehem. Gesellschaft, 

 L, S. 1235, angegebenen Gleitdialysator macht sich als Übelstand 

 geltend, daß bei den Umdrehungen die Flüssigkeiten auf die Membran 

 auffallen. Um ein Zerreißen der Membran durch den so ausgeübten 

 Druck zu verhindern, dürfen nicht zu große Flüssigkeitsmengen der 

 Dialyse unterworfen werden. Ordnet man nun die Dialysierscheibe 

 derartig an, daß sie in senkrechter Lage zur Antriebswelle sich be- 

 findet, so ruhen die Flüssigkeiten auf den Wandungen der Um- 

 hüllungsgefäße und man kann erheblicli größere Gefäße und Flüssig- 

 keitsmengen verwenden. Bei schlammabsetzenden Flüssigkeiten 

 bleibt außerdem der Schlamm an der Gefäßwandung haften. Mit 

 Natriumchlorid ange!:tellte Versuche in den neuen Apparaten lieferten 

 annäliernd die gleich guten Ergebnisse gegenüber der gewöhnlichen 

 Dialyse wie die früher beschriebenen Gleitdialysatoren. Die zum 



13» 



