Nr. 11/12 Zentralblatt für Physiologie. 379 



R. Massini. Weitere Untersuchungen am anaphylaktischen Meerschwein- 

 chendarm {Doppelimmunisierungen). (A. d. med. Univ.-Klinik de» 

 Bürgerspitals Basel.) (Zeitschr, f, Immunitätsf., I. Ab' ., Orig., 

 XXVII, 3, S. 213.) 



Der Darm von Meerschweinchen, welche gegen zwei oder drei 

 Sera immunisiert sind, reagiert spezifisch anaphylaktisch auf diese 

 Sera. Wird der Darm durch Antianaphylaxie reaktionslos gegen das 

 eine Serum, so bleibt seine Reaktionsfähigkeit noch gegen das andere 

 bestehen. ' E. Pflbran^ (^yienJ. 



Methodik. 



V. Eltermann. Eine einfache Methode zur Bestimmung des spezifischen 

 ■ Geivichtes von Organen. (Zentralbl. f. allgem. Pathol., XXVIII, 

 S. 449.) 



Zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes wird die von 

 B u c k n i I 1 eingeführte Schwebemethode empfohlen. Man geht 

 von einer 10%igen Kochsalzlösung aus und setzt solange Wasser zu, 

 bis das in ihr schwimmend.e Organstückchen zu Boden sinkt. Aus 

 der hiezu notwendigen Verdünnung kann man das spezifische Gewiclit 

 des Organes berechnen. Es ergibt sich dabei, daß z. B. das spezifische 

 Gewicht der Leber mit ihrem Gehalte an sudanophilen Fettstoffen 

 parallel geht, je fettrekdu-r die Leber ist, um s<» geringer ist ihr 

 spezifisches Gewicht. IL .1 a f f e (Wien). 



P.Schrumpf und H. Zöllioh. Saiten- unl Spulenjalvanometer zur 

 Aufzeichnu7ifj der Herzströnie. (Med.-poliklin. Institut Berlin u. 

 elektromerl. Labor, d. Siemens & Halske-A.-G., Wernerwerk, Sie- 

 mensstadt.) (Pflügers Arch., CLXX, 10/12, S. 553.) 



Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der beiden Apparate 

 werden die flrei, dieselbe bestimmenden Eigenscliaften: Empfindlich- 

 keit, Eigenfrequenz und Dämpfung, diskutiert; die Empfindlichkeit 

 des Spulengalvanometers ist größer als die des Saitengalvanometers, 

 fla bereits geringere Ströme zur Ablenkung genügen und die durch 

 den Lichthebel zu erreichende Vergrößerung eine bedeutendere ist 

 als die übliche etwa 600fache mikroskopische Vergrößerung der 

 Saitenschwingung beim Saitengalvanometer. Die Dämpfung des 

 Saitengalvanometers ist fast nur Luftdämpfung, die des Spulen- 

 galvanometers eine äußerst zweckmäßige elektromagnetische. Die 

 Eigetd'requenz ist bei beiden Apparaten gleicli. Den theoretischen 

 Ableitungen entsprechend, fcrgaben auch die praktischen Versuclie der 

 Verff. — Aufnahme von Elektrokardiogrammen am gleichen 

 Menschen mit beiden Apparaten rasch nacheinander, Aufnahmen 

 gleichzeitig mit beiden Apparaten in Parallel- oder Hintereinander- 

 sfdialtung — die völlige Gleichwertigkeil der beiden Systeme. Jedoch 

 werden dem Spulengalvanometer folgende Vorzüge na( ligerühint. Es 

 entfällt das schwierige Einspannen der Saite; das Spulengalvanometer 

 ist weniger stoßempfindlich; die Kurven sind leichter, »ind zwar 



