S2 Zentralblatt für Physiologie. Nr. 2' 



tropft, kann an einem Stativ in ihrer Höhe verstellt und hierdurch der 

 im rechten Vorhof herrschende Druck variiert werden; im allgemeinen 

 wird die Rohrmündung etwa in Herzhöhe gebracht, so daß der Druck 

 annähernd gleich Null ist. Die durch die Sauerstoffdurchleitung arteria- 

 lisierte Durchspülungsflüssigkeit gelangt mittels Heberwirkung durch 

 das Einflußventil in den tiefer stehenden Pumpzylinder zurück. 



Um den Versuch in Gang zu setzen, wird, wenn man nicht mit 

 Hirudin arbeiten will, das Tier nach Einbinden der beiden Herz- 

 kanülen zunächst durch einige Minuten kontinuierlich durchspült, 

 damit das Blut verdrängt und die Bildung von Gerinnseln verhütet 

 wird ; dann erst wird das Tier an das Pumpsystem angeschlossen, 

 das in allen Leitungen gänzlich mit Lösung gefüllt sein muß und 

 keine Luftblasen enthalten darf. Das durch das Ausspülen gewonnene 

 Blut kann nach Defibrinieren und Filtrieren zu der Durchspülungs- 

 flüssigkeit zugesetzt werden, wodurch die Sauerstoffversorgung 

 gebessert und der Eintritt der bei Verwendung reiner Salzlösung 

 sich rasch entwickelnden Ö'eme verhindert oder wenigstens bedeutend 

 verzörert wird. Das bei Blutzusatz in dem Durchlüftungs Zylinder 

 auftretende Schäumen ist bei dem geringen Eiweißgehalt meist 

 nicht derartig, daß dadurch eine größere Störung verursacht würde. 

 Man kann es übrigens durch Aufgießen einer Ölschicht stark ein- 

 schränken, in welcl em Falle man die venöse Flüssigkeit zweckmäßig 

 nicht durch die Ölschicht hindurchfallen, sondern in ein weiteres 

 Glasrohr eintropfen läßt, das vor Aufgießen der Ölschicht in den 

 Zylinder gesteckt wurde. Doch wird man wegen des unsauberen 

 Arbeitens und der Möglichkeit schädlicher Beimengungen von der 

 Verwendung von Öl nur im Notfalle Gebrauch machen und lieber 

 die geringe durch das Überschäumen abtropfende Flüssigkeitsmenge 

 in einer untergestellten Schale auffangen. Einstellen des Durch- 

 lüftungszylinders in ein heizbares Wasserbad gestattet die Temperatur 

 der Lösung nach Belieben zu variieren. 



Mit Hilfe dieser künstlichen Kreislaufsvorrichtung kann das 

 Überleben Neugeborener (oler künstlich abgekühlter) Tiere ebenso gut 

 und ebenso lange beobachtet werden wie bei kontinuierlicher Durch- 

 spülung. So zeigte z. B. ein 3 — 4 Tage altes Kaninchen bei Zirkulation 

 von mit Blut versetzter G e r 1 a c h scher Lösune (vgl. G e r 1 a c h, Der 

 Einfluß verschier^ener Ionen usw., 1. c.) über 1 Stunde gute Reaktionen. 

 Ein 5 — 6 Tage altes Kaninchen konnte über 1% Stunden reaktionsfähig 

 erhalten werden; nach mehr als 1 Stunde hatte ein Wechsel der Durch- 

 strömungsflüssigkeit eine deutliche Besserung der Reaktionen zur 

 Folge, so daß bei diesem (allerdings durch Erwärmung der Lösung 

 bis auf 28** komphzierten) Versuch vielleicht schließlich eine schä- 

 digende Ansammlung von Stoffwechselprodukten stattrefunden hatte. 

 ; : Denkt man sich zwei der in Fij:. 1 dar<Te=itellten Ventilpumpen 

 nebeneinander anreordnet und durch einen Doppellcolben in Bewegung 

 gesetzt, wie f'ie^ Fi". 2 für das gleich zu erörternde Verfahren andeutet, 

 dann besteht offenbar die Möilichkeit, Körper- und Lungenkreislauf 

 gesondert herzustellen und künstliche Lune-enatmung des Tieres 

 zur Durchlüftung der Durchströmungsflüssigkeit zu verwenden. 



