Sur le spectre du fer. 7 



Par rapport à la netteté des raies spectrales, il faut remarquer 

 ce qui suit. Si pour un point donné du spectre la série des prismes a 

 été installée au minimum de déviation, on sait que, dans les parties 

 moins réfrangibles, la dispersion deviendra plus petite, mais la clarté plus 

 yrande qu'elles n'auraient été, si l'on avait installé tous les prismes au 

 minimum de déviation pour chacune de ces parties en question, tandis 

 que la dispersion et la clarté dans les parties plus réfrangibles que le 

 point indiqué se changeront d'une manière inverse. Il est bien évident 

 que les inégalités s'augmenteront à mesure qu'on s'éloigne du point du 

 minimum de déviation; mais afin que tout cela soit vrai, il faut supposer 

 que les prismes soient arrangés d'une manière convenable, car si cela 

 n'a pas lieu, l'aspect du spectre sera troublé, comme nous allons le dire 

 tout de suite. 



Puisque mon spectroscope ne possède aucune disposition méca- 

 nique, au moyen de laquelle on pût pour chaque partie du spectre amener 

 par le mouvement même de la lunette d'observation la série des pris- 

 mes au minimum de déviation, il m'a fallu faire exécuter cette opération 

 par un aide. Cependant pour diminuer autant que possible l'embarras 

 ennuyeux d'une telle installation continuelle des prismes, au fur et à 

 mesure que la lunette d'observation avance tout le long du spectre, j'ai 

 été forcé de me restreindre à faire cette opération pour quelques endroits 

 particuliers du spectre et à peu près équidistants. Cependant, je n'en ai 

 trouvé aucun désavantage aux observations, quoique, comme nous venons 

 de le dire, la dispersion et la clarté des différentes parties du spectre 

 changent un peu aux deux côtés du point du minimum de déviation. 

 En effet, ce qu'on perd en dispersion, on le gagne en netteté des raies 

 spectrales, et vice versa. Du reste, l'aspect du spectre peut être beau- 

 coup amélioré par l'emploi d'écrans placés au-devant des prismes, et j'en 

 ai fréquemment fait l'usage. De tels écrans sont de plus utiles, aussitôt 

 que se présentent soit dans le spectre solaire ou dans les spectres- mé- 

 talliques des raies d'interférence dérivant d'une position défectueuse des 

 prismes. Il va sans dire que j'ai soigneusement cherché à éviter ces 

 dernières raies, et en cas de leur présence j'ai fait de mon mieux pour 

 ne pas les confondre avec les vraies raies du fer. 



destÏDé à l'observation des raies brillantes des protubérances solaires, M. Meez à 

 Munich s'est servi d'une pointe d'acier au lieu du réticule. M. Hasselbeeg à Pul- 

 kowa a aussi sur mon avis adopté le fil de verre étiré pour son spectroscope, et je 

 pense qu'on devait partout préférer cet arrangement dans les observations spectrosco- 

 piques aux réticules ordinaires à. fils d'araignée. 



