2 N. Ekholm et k. L. Hagstrôm. 



à notre disposition deux exemplaires, de même que les téléphones de 

 l'expédition. L'nn des piliers fut placé sur le domaine de l'Observatoire, 

 l'autre à une distance de 420.7 mètres et à peu près au S du premier, 

 dans un coin du jardin d'une villa nommée Tomtebo et appartenant à M. 

 R. F. Feistedt, professeur de médecine, qui a eu l'obligeance de vouloir 

 bien donner l'hospitalité aux météorologistes. Un fil de ligne ordinaire 

 réunit les téléphones des deux stations. En juin, les préparatifs finis, 

 ce service nous fut confié. 



IL DESCRIPTION DES THEODOLITES ET DE LA METHODE 



D'OBSERVATIONS. 



1. Description des théodolites. Les théodolites ou, plus proprement 

 dits, les altazimiits employés pour nos mesures ont été construits d'après 

 l'indication de M. le professeur H. Mohn spécialement pour servir à me- 

 surer la parallaxe des aurores boréales. Ils ont été fabriqués dans l'ate- 

 lier de M. G. H. G. Olsen, mécanicien à Christiania. Un de ces appa- 

 reils est représenté dans la figure 1. Il ressemble à l'altazimut astrono- 

 mique, mais, au lieu de la lunette, il porte un tube ouvert, sans len- 

 tilles, de 0.™515 de longueur et dont la partie correspondant à l'objectif 

 est formée par plusieurs fils de laiton croisés, afin de réduire au moins 

 possible la résistance au vent. A la place de l'objectif se trouve un 

 réticule composé de deux fils de cuivre perpendiculaires entre eux et 

 ayant 0.5 millimètres de diamètre. ') 



Dans l'un des appareils ce réticule est supporté par un anneau 

 mobile dans un plan perpendiculaire à l'axe du tube; au moyen d'une 

 poignée fixée à l'anneau on peut le faire tourner dans ce plan, et à 

 l'aide d'une division en degrés entiers tracée sur l'anneau, on peut lire 

 l'inclinaison angulaire des fils. Cette disposition, qu'on avait fait faire à 

 Stockholm avant le départ de l'expédition arctique, avait pour but de 

 permettre de déterminer l'inclinaison des rayons de l'aurore boréale. 

 Elle pourra aussi être utile à la mesure du mouvement d'un nuage, 



') Dans l'état primitif de l'appareil, les fils avaient 2 mm de diamètre, mais 

 pour obtenir un pointé plus exact, nous les avons fait remplacer, cet été, par des fils 

 plus fins et ayant le diamètre nommé ci-dessus. 



