Mesures des hauteurs et des mouvements des nuages. 3 



comme ou le verra plus loiu. Dans les deux autres appareils le réticule 

 est invariablement fixé au tube. 



L'oculaire se compose d'une plaque rectangulaire percée dans son 

 milieu d'un petit trou circulaire de 3 millimètres de diamètre. Afin de 

 pouvoir faire disparaître l'erreur de collimation, la plaque est mobile 

 parallèlement à l'axe de rotation horisontal qui porte le tube, et, après la 

 rectification, elle est fixée moyennant deux vis de serrage. La ligne de 

 visée est donc déterminée par le centre du trou oculaire et la croisée 

 des deux fils du réticule. Un verre coloré fixé sur la plaque oculaire et 

 qui peut être placé devant le trou oculaire ou rabattu sur le côté, peut 

 servir à garder l'œil de l'observateur en visant le soleil. Cet arrangement 

 a été fait cet été. 



L'axe horizontal de l'appareil porte à l'un de ses bouts le tube, 

 à l'autre le cercle des hauteurs et un contre-poids, tous les trois faisant 

 corps avec l'axe. La distance entre la ligne de visée du tube et le 

 point central de l'appareil est de 0."i85. 



Les tourillons de l'axe sont emboîtés dans deux coussinets cyhn- 

 driques, dont l'un peut être élevé ou abaissé au moyen de trois vis. Un 

 niveau à bulle d'air est placé sur l'axe entre les coussinets. 



Le cercle des hauteurs, d'un diamètre de 0.™245, ne forme qu'une 

 partie de la circonférence entière, divisée depuis — 7" jusqu'à 189° en 

 degrés entiers, et un seul vernier placé en regard du point le plus bas 

 du cercle donne directement toutes les dix minutes; mais on peut éva- 

 luer les minutes. 



Ce vernier, de même que les coussinets de l'axe horizontal, est 

 fixé à l'axe vertical de l'appareil, dont le tourillon, légèrement conique, 

 se trouve au centre du cercle azimutal. Ce cercle également de 0.™245 de 

 diamètre et invariablement fixé au pied de l'appareil, est divisé en degrés 

 entiers depuis 0° jusqu'à 360°, et a l'aide d'un vernier qu'on a tracé 

 sur une alidade fixée à l'axe vertical, on lit, là aussi, toutes les dix mi- 

 nutes, et par évaluation, les minutes. Deux pinces permettent de fixer les 

 verniers aux cercles correspondantes, mais il n'y a pas de vis de rappeL 



Le pied très solide de l'appareil repose, moyennant trois vis calan- 

 tes, sur le pilier où l'appareil est installé. Ce pied a 0.™54 de haut. 



2. Rectification. Erreurs instrumentales. Corrections. La verti- 

 calité et l'horizontalité, respectivement, des deux axes de rotation 

 s'opèrent, comme à l'ordinaire, à l'aide du niveau à bulle d'air et des 

 vis de rectification déjà décrites; l'appareil étant très solide et les touril- 



