Nr. 3/4 Zenlralblatt für Physiologie. I37 



verkleinern läßt. Dieser Schieber gleitet unmittelbar vor der Milch- 

 glasscheibe; die Schieber sind seitlich herausziehbar, nur so weit, 

 daß der Spalt 10 cm breit ist. Die innere Kante des Schiebers ist 

 45" abgeschrägt. Der Schieber ist ferner mit einem Griff versehen; 

 ist er ganz eingeschoben, so ist der Spalt geschlossen. Die Weite des 

 Spaltes wird an einer Zentimeterteilung abgelesen, die mit Kerben 

 versehen ist, so daß die Stellung des Spaltes im Dunkeln abgelesen 

 werden kann. Die Beobachtungsscheibe in der vorderen Querwand 

 ist gleichmäßig erhellt, die Scheibe in der hinteren Querwand dagegen 

 nicht, doch ist der Fehler so gering, daß er praktisch nicht in Betracht 

 kommt. Im hinteren Schieber ist noch ein Loch von 20 mm^ Größe 

 angebracht, das auf die Mitte der Scheibe fällt, wenn der Schieber 

 5cm eingeschoben ist; schiebt man ihn ganz ein, so dient nur noch 

 das Loch als Lichtquelle, wodurch die Belichtung der Beobachtungs- 

 scheibe auf " ^ " Meterkerzen herabgesetzt wird. Bei Verengung 

 der vorderen Öffnung auf 5 mm beträgt die HelHgkeit des Beob- 

 achtungsobjektes nur • ^^^^ ' Meterkerzen. Die maximal erreichbare 

 65000 



Helligkeit beträgt 1/6*5 Meterkerzen. 



Klappt man die vordere Querwand auf und benützt die hintere 

 Scheibe als Beobachtungsobjekt, so erreicht man eine Helligkeit 

 von 13 Meterkerzen. In Tabellen sind die verschiedenen Empfind- 

 lichkeitsgrade angegeben, die bei verschiedenen Stellungen der Blenden 

 erreicht werden, und die mit den Nagel sehen ,, reduzierten" 

 Empfindlichkeiten übereinstimmen. 



Die Untersuchung beginnt bei geöffneten beiden Blenden, dann 

 wird die Helligkeit durch Hineinschieben des hinteren Schiebers 

 vermindert, bis eine Spaltweite von 5 mm erreicht ist, dann wird der 

 vordere Spalt verengt eventuell der hintere Schieber ganz einge- 

 schoben, so daß nur die 20 mm^ große Öffnung als Lichtquelle dient. 



H. L a u b e r (Wien). 



K. Stargardt. Über die Brauclibarkeit von Radiumleuchtfarben für 

 Adaftometer. (Zeitschr. f. Augenheilk., XL, S. 228.) 



Die Versuche des Verfs. wurden mit dem Leuchtfarbenpräparat 

 Nr. Qualität I der Gesellschaft für Verwertung radioaktiver Pro- 

 dukte, Berlin 17 angestellt. Bei einer Reihe von Untersuchungen 

 wurde ein Präparat durch acht Monate im Dunkeln gehalten und 

 dann seine Helligkeit, wie vor dieser Zeit mit dem Adaptometer von 

 Nagel gemessen. Es ergab sich keine Abschwächung der Leucht- 

 kraft. Verf. hebt aber hervor, daß die Untersuchung mit empfindlicheren 

 und konstanteren Vergleichsmethoden vorgenommen werden müßte. 

 In einer Reihe von Versuchen wurden Leuchtfarben dem Lichte 

 von verschiedener Stärke durch verschiedene Zeitdauer ausgesetzt. 

 Maximum 1 Stunde in der Mittagssonne im Freien (September), 

 Minimum 2 Minuten von einer 50 HK-Mattbirne. Die Versuche er- 

 gaben, daß schon nach kurzer Zeit die Leuchtkraft des Präparates 

 zunimmt (bis zum 200fachen) und nach einem gewissen Zeitraum 

 Zentralblatt für Physiologie XXXI V. 10 



