Ni-. 10 Zentralblatt für Physiologie. 415 



{Aus dem Pharmakohgischen Institut der Universität Greifswald.) 



Über periodische Chininwirkung. 



Von Hugo Schulz. 



Hierzu 2 Kurventafeln. 



(Eingelangt bei der Redaktion am 15. Dezember 1919.) 



Unter Anwendung einer besonderen Metliode sollte nach- 

 t^eselien werden, ob sich in den während der Einwirkung von Chinin 

 auf Hefe eintretenden Änderungen in der Gärtätigkeit eine Perio- 

 dizität geltend machen könnte. Die Versuche, welche im einzelnen 

 bis zu 7 Tagen gedauert haben, sind ohne Unterbrechung ein ganzes 

 Jalir lang durchgeführt. Grundlage der angewandten Methode war 

 die, daß erstens die Hefe ihre Gärtätigkeit selbst registrieren sollte 

 und zweitens, daß sich im Gärapparate nie ein stärkerer Kohlen- 

 säuredruck ausbilden konnte. Der in einem Thermostaten bei 25° 

 stehende Gärkolben ist durch ein Rohr aus Druckgummi verbunden 

 mit dem außerhalb des Thermostaten befindlichen Schreibapparat. 

 Dieser besteht zunächst aus einem gläsernen T-Rohr mittlerer Weite. 

 Der eine, horizontal gerichtete Arm des T- Rohres ist mit dem eben 

 genannten .Gummirohre verbunden. Von den beiden anderen Armen 

 mündet der nach unten gerichtete in ein mit Quecksilber gefülltes 

 Gefäß. Der obere, ihm gegenüberstehende Arm steht durch ein hin- 

 länglich langes Gummirohr mit einer Gummipelotte in Verbindung, 

 die einen Schreibbebel trägt. Bei dieser Anordnung macht ein inner- 

 halb des Gärapparates auftretender Kohlensäuredruck sich durch 

 das Ansteigen des Schreibhebels kenntlich. Bei fortgesetzter Gärung 

 wird er so lange steigen, wie die Gummipelotte den Druck aushält. 

 Es sollte aber, wie schon bemerkt, stets nur mit möglichst geringem 

 Kohlensäuredruck gearbeitet werden. Um dies zu erreichen, ist das 

 T-Rohr in geeigneter Weise an einer Schnur aufgehängt, die mit 

 einem Hebel in Verbindung steht, der seinerseits wieder durch ein 

 einfaches Räderwerk alle zwei Minuten so bewegt wird, daß er das 

 T-Rohr aus dem Quecksilber herauszieht. Die überschüssige Kohlen^ 

 säure kann dann ohneweiteres entweichen, der Schreibhebel seine 

 Anfangsstellung wieder einnehmen. Nach etwa Y4 Minute fällt der 

 Hebel wieder nach unten, das T-Rohr senkt sich wieder in das Queckr 

 Silber und die Pelotte hebt sich von neuem unter dem Drucke der 

 weiter gebildeten Kohlensäure. Die Bewegung des Hebels wird durch 

 einen Elektromotor betätigt, der Tag und Nacht durchgeht. Das 

 eben erwähnte Räderwerk liefert die nötige Übertragung und ist, 

 wie schon gesagt, so eingestellt, daß alle zwei Minuten die Kohlen- 

 säure aus dem ganzen System abblasen muß. Der Schreibhebel 

 spielt auf einem berußten, über ein Schleifenkymographion ge- 

 spannten Papier. Das Kymographion wird durch ein besonderes 

 Uhrwerk getrieben, so daß es innerhalb 24 Stunden einen ganzen 



29* 



