Nr.5 Zentralblatt für Physiologie. 
(Aus dem physiologischen Institut der Universität Marburg a. Lahn. 
Physiologisch-chemische Abteilung.) 
Zwei neue Apparate für den Laboratoriumsgebrauch. 
Von Ernst Berlin, Assistent am Institut. 
(Der Redaktion zugegangen am 1. Mai 1212.) 
Nachdem uns durch die jetzt überall bekannte Estermethode 
von Emil Fischer ein Mittel an die Hand gegeben worden ist, aus 
Eiweißhydrolysegemischen Monoaminosäuren zu isolieren, ist wohl 
schon vielfach der Wunsch aufgetaucht, einen bequemen Apparat 
zur Darstellung der bei dieser Methode zur Anwendung gelangenden 
gasförmigen Salzsäure zu besitzen. Ich möchte in dem Folgenden einen 
Apparat beschreiben, den ich mir zu diesem Zwecke konstruierte 
und der mir auch stets bei allen anderen Arbeiten mit gasförmiger 
Salzsäure die besten Dienste leistete. Er vermeidet die Nachteile der 
gewöhnlich im Laboratorium gebrauchten Apparate und liefert 
eine Gasmenge in bezug auf Dauer und Stärke der Entwicklung, 
die bei weitem die Leistungen dieser Vorrichtungen übertrifft. 
Während man in der Laboratoriumspraxis gewöhnlich gas- 
förmige Salzsäure durch Einwirkung konzentrierter Schwefelsäure 
auf ein Chlorid darstellt — sei es nun, daß man die Säure mittels 
eines Tropftrichters auf Kochsalz tropfen oder in einem Kippschen 
Apparat auf Salmiakbrocken einwirken läßt —, benutzt dieser neue 
Entwicklungsapparat nur Flüssigkeiten zur Darstellung des Salz- 
säuregases, nämlich konzentrierte Salz- und Schwefelsäure, letztere 
gegebenenfalls mit Anhydridzusatz. 
Die großen Vorzüge des Apparates sind: die weitgehende, 
genaue und bequeme Regulierung des Gasstroms einmal durch 
schnelleres oder langsameres Zufließenlassen der beiden Säuren, das 
andere Mal durch schwächeres oder stärkeres Erhitzen. Hierdurch 
wird die gute Ausnutzung des Ausgangsmaterials gewährleistet im 
Gegensatze zur Darstellung des Chlorwasserstoffs aus festen Chloriden 
mittels Schwefelsäure, wobei ein großer Teil des Chlorids nicht 
ausgenutzt wird, da es durch sich bildende Sulfatkrusten vor 
weiterer Berührung mit der Schwefelsäure geschützt wird, wodurch 
wiederum eine sehr ungleichmäßige Entwicklung des Gases hervor- 
gerufen wird. 
Die entstehenden Sulfatkrusten machen weiterhin die Neu- 
beschickung der alten Apparate sehr umständlich, manchmal 
sogar nicht ungefährlich, wenn sie noch unverbrauchte Säure 
und Chlorid enthalten. Dagegen erfordert die Entleerung dieses 
neuen Apparates, bei dem das zurückbleibende Umsatzprodukt 
wieder eine Flüssigkeit, nämlich verdünnte Schwefelsäure ist, das 
Umlegen weniger Hähne und ein kurzes Ansaugen, um den 
Apparat von neuem in Tätigkeit zu setzen, 
