220 Zentralblatt für Physiologie. Nr. 5 
Der Apparat besteht aus einem größeren Rundkolben V, in dessen 
Hals von oben her zwei Tropftrichter & und h münden. Von diesen 
Tropftrichtern ist der eine mit konzentrierter Salzsäure, der andere 
mit konzentrierter Schwefelsäure beschickt; öffnet man die Hähne | 
und m beı Luftzutritt durch die Hähne e und f, so mischen sich die 
Säuren in dem Kolben V, die Schwefelsäure entzieht der Salzsäure 
das Wasser, so daß die letztere gasförmig ausgetrieben wird. Bei der 
Entwicklung ist Hahn p geschlossen zu halten, während der Schwanz- 
Fig. 1. 
hahn s derartig gestellt wird, daß seine Querdurchbohrung das Rohr u 
mit dem nach den Waschflaschen führenden Teile t verbindet. 
Ist der Kolben V schließlich mit Flüssigkeit gefüllt, so ist die 
Entleerung höchst einfach. Die Hähne | und m werden geschlossen, 
Hahn p geöffnet und der Hahn s so gestellt, daß durch seine Schwanz- 
bohrung das Innere des Kolbens V mit der Außenluft in Verbindung 
steht. Ein Ansaugen bei r bei vorgelegter Saugflasche, z. B. durch 
Wasserstrahlpumpe, entleert dann den Kolben durch das Rohr q 
sehr bequem und schnell. Die abgesaugte Säure kann nach geringem 
