648 Zentralblatt für Physiologie. Nr«15 
gegenüber dem des O-Hämoglobins gründet. Es wird nur die Ver- 
schiebung des dem roten Ende des Spektrums näher gelegenen Streifens 
im Gelbgrün verwendet. Der verwendete Apparat ist recht originell. 
Er verwendet zum Entwerfen des Spektrums kein Prisma, sondern 
ein Gitter. Es ist bekannt daß ein Gitter, wenn es von einem Spalte 
aus beleuchtet wird, nach beiden Seiten von der Symmetrieebene 
der auffallenden Strahlen eine Reihe von Spektren entwirft, die man 
als die erster, zweiter usw. Ordnung bezeichnet. Dabei ist die Richtung 
der Dispersion bei den an beiden Seiten entworfenen Spektren ent- 
gegengesetzt, so daß die beiden mittelsten und lichtstärksten (die 
Spektren erster Ordnung), nach der Mittellinie zu das Rot und nach 
außen hin das Violett zeigen. Entwirft man nun durch dasselbe 
Gitter durch zwei Spalten zwei Serien von Snektren, so kann man 
durch passende Stellung der Spalte erreichen, daß zwei Spektren 
sich überdecken und zwar in der Weise, daß das Rot des einen auf das 
Violett des andern und umgekehrt zu liegen kommt; verschiebt 
man nun die Spalte der Höhe nach ein wenig gegeneinander, so erhält 
man untereinander liegend zwei entgegengesetzt gerichtete Spektren. 
Verf. erzeugt nun durch Vorsetzen der zu untersuchenden Lösung 
in beiden Spektren die Absorptionsstreifen einer Hämoglobinlösung. 
Nimmt er eine Hämoslobinlösung, die mit O gesättigt ist, so kann 
er mit Hilfe einer Verstellung der Kollimatoren erreichen, daß die 
Absorptionsstreifen in den beiden Spektren direkt übereinander 
fallen. Wird nun die O-Hämoglobinlösung durch GO-Hämoglobin 
ersetzt, so zeigt sich eine deutliche Verschiebung der Streifen gegen- 
einander. Diese Verschiebung ist meßbar und man kann durch eine 
Kalibrierung an der Verschiebung des Maximums des Absorptions- 
streifens erkennen, welches das Verhältnis des O-Hämoglobins zu dem 
GO-Hämoglobin in der Lösung ist. Es ist klar, daß alles darauf an- 
kommt, das Absorptionsband so klar und distinkt wie möglich zu 
machen. Zur Messung verwendet Verf. ausschließlich das im Gelbgrün 
gelegene Band. Um dies möglichst deutlich hervortreten zu lassen, 
wendet er noch eine Flüssigkeit an, deren Absorption gerade an der 
Stelle des Gelbgrüns sehr gering ist, die aber das gesamte lang- und 
kurzwellige Licht nicht hindurchläßt. Läßt man das Licht durch die 
Hämoglobinlösung und durch diese (Screening Fluid) hindurchgehen, 
so erhält man im Spektrum nur eine helle Stelle, inmitten der 
sich die Absorptionslinie (im Gelbgrün) des Hämoglobins sehr deutlich 
abhebt. Zur Kalibrierung des Instruments verwendete Verf. mit 
besonderem Erfolge zwei keilförmige Glasgefäße, die je mit O-Hämo- 
globinlösung und mit GO-Hämoglobinlösung gefüllt sind und die 
in der Weise fest miteinander verbunden sind, daß man durch Ver- 
schiebung beider in der Durchsicht gewissermaßen den Effekt jeder 
Mischung von O-Hämoglobin und GO-Hämoglobin herstellen kann. 
Es zeigte sich, daß diese Methode günstiger als die Herstellung von 
Mischungen von O- und CO-Hämoglobin ist. Schließlich wurde die 
Brauchbarkeit der Methode noch direkt dadurch erwiesen, daß die 
mit dem Spektroskop erhaltenen Werte für bestimmte GCO-Hämoglobin- 
lösungen mit den durch Analyse mit der Pumpe und Verbrennungs- 
