982 Zentralblatt für Physiologie. Nr. 20 
flossene, dünne Faden im magnetischen Felde bot, auch für das elektro- 
statische Feld erkannt und fast gleichzeitige von mehreren Autoren 
Saitenelektrometer ancezeben. Ein besonders sorgfältig ausgeführtes 
großes Instrument habe ich in Heidelberg auf dem internationalen 
Konereß vorgeführt (1907}). Damals hatte ich schon mit dem Saiten- 
elektrometer, und zwar in der biologischen Versuchsstation in Wien, 
den Schlag von Malopterurus electrieus beobachtet, brauchbare Kurven 
allerdings noch nicht gewinnen können, da der zur "Verfürune stehende 
photographische Registrierer dafür noch nicht vollkommen genug 
war. Immerhin konnte ich bereits feststellen, a, das Saitenelektro- 
meter sicher für die nähere Untersuchung des 'Schlages sehr brauchbar 
sein würde. Kurze Zeit später habe ich zum Teil gemeinsam mit Herrn 
Dr. Max Edelmann jun. in Neapel Aufnahmen am Torpedo und 
später allein in München am Maloplerurus gemacht. Die dabei ge- 
wonnenen Kurven habe ich zum Teilin Köln auf der Naturforscher- 
versammlung, zum Teil auf dem Physiologischen Kongreß in Wien 
demonstriert. Herr Kollese Garten hat die l.iebenswürdigkeit 
gehabt, zwei dieser Aufnahmen zum Abdruck zu bringen?). Er selbst 
und seine Schüler haben sich des Saitengalvanometers zur Aufnahme 
des Schlages bedient. 
In Wien habe ich mitgeteilt, daß es auch gelingt, den Schlag- 
verlauf zu beobaeshten, wenn man die Saite im 'Saitenealvanometer 
ersetzt, durch einen nur einseitig befestigten kurzen, dünnen, leitenden 
Stalb. Ich habe Herrn Tierarzt Sürder beauftragt, in meinem Institut 
eine Reihe von Versuchen darüber anzustellen, wieweit ein solches 
„Stah“-Elektrometer zur Untersuchung des Fischschlages geeienet sei. 
Er hat eine Reihe von Stäkchen aus verschiedenem Material unter- 
sucht. Am besten geeiunet erwiesen sich einslweilen dünne, versilberte 
Ouarzstäbchen, die Kurven liefern, die denen mit dem Saitenclektro- 
meter vewonnenen jedenfalls nieht viel nachstehen. Flervarheben 
möchte ich aber auch, daß mit einem Menschenhaare relativ «ute 
Kurven erzielt werden können. Es ist nicht auszeschlossen, daß durch 
passende Wahl des Stabes und namentlich beim Ausprobieren ver- 
schiedener ‚Stäbe‘ aus dem Tier- und Pflanzenreiche (auch ein Algen- 
faden wurde verwandt) sich ein Instrument konstruieren läßt, das für 
diese Zwecke dem Saitenelektrometer vielleicht überlegen ist. Daß ein 
solches Instrument eleichzeitie auch die mannigfaltieste physikalische 
Verwertung finden könnte, sei nur nebenbei bemerkt3). 
Um nun die vers chiedenen mit Saiteninstrumenten erhaltenen 
Kurven cenauer würdieen zu können, war es dach wünschenswert, 
ein praktisch genaues Bild des Schlaeverlaufes zu haben und als ich 
hier den Oszillographen von Siemens x Halske im Betriebe 
kennen lernte, schien es mir nicht unmöglich, daß auch die rasch 
schwinsendsten Systeme noch hinreichend empfindlich wären, um 
einen Malopterurusschlag zu analysieren. Durch das Einteerenkommen 
der Firma Siemens & Halske und speziell des Herrn Inge- 
nieurs M vlo, war es mir möglich, einige sclcher Aufnahmen tal- 
sächlich zu erhalten. Man eewinnt so ein direktes Bild des Schlages, 
etwa in gleicher Art wie man mit dem Saitengalvanometer unmittelbar 
richtige Elektrokardioeramme erhalten kann, denn die Einstellungs- 
zeit des Systems, d. h. die Zeit, in der bei einer Eichungskurve mit 
konstantem Strome zum ersten. Male die definitive Ruhe erreicht 
wird, ist sicher kleiner als #/,,,o, und wenn das System auch noch nicht 
völlig aperiodisch ist, so sind die Schwingungen (6000 in der Sekunde) 
!\ Zentralbl: f. Phys., Bd. 217 S. 491. 
2\ Handb. d. vergl. Phys., Bd. 3, H. 2. Naturforscherversamm- 
lune, Karlsruhe, 1911. 
3) Dem Instrument läßt sich eine besonders kompendiöse Form 
geben. Man kann im gewissen Sinne von einem ‚Tascheninstrument‘ 
sprechen. ; 
