1128 Zentralblatt für Physiologie. Nr. 23 
einer Luftblase erzeugt wird; 2. Membranmanometern, be: denen also 
die Deformation einer Membran diese Kraft liefert. 
Die Auslösung der Schwingungen mußte in besonders er- 
schütterungsfreier und vor allem momentaner Weise erfolgen, da es 
sich um Versuche mit Schwingungszahlen bis zu 1000 handelte. Die 
Verf. gingen so vor, daß sie eine über die Mündung gespannte Kondom- 
membran durch einen glühenden Draht zum Platzen brachten. Diese 
Art der Auslösung entspricht allen Anforderungen. 
Sehr wesentlich ist die richtige Bestimmung des Volum- 
elastizitätskoeffizienten. Diese erfolgte bei den Membranmanometern 
in der Weise, daß die Membran von außen mit einem bestimmten 
Druck belastet und anderseits die Volumverschiebung im Manometer 
festgestellt wurde. 
Bei den Kapillarmanometern ist die Bestimmung von E leichter, 
wenn man die Größe der eingeschlossenen Luftblase bestimmen kann. 
Dies gelingt leicht, wenn man zum Verschluß der Kapillare keinen 
Hahn verwendet, sondern die Kapillare einfach abschleift und mit 
einer gefetteten Glasplatte verschließt. Das Volumen der Luftblase 
kann man dann durch Quecksilberwägung leicht bestimmen. 
Bei allen Versuchen ergab sich eine vollkommene Bestätigung 
der Frankschen Theorie. Die Prüfungen gingen dabei bis zu Werten, 
die praktisch gar nicht mehr in Betracht kommen. 
In einer besonderen Versuchsreihe prüften die Verff. den Einfluß 
von Biegungen und vom OQuerschnittswechsel der Röhren. Es ergab 
sich, daß durch diese das Ergebnis erstaunlich wenig beeinflußt wird. 
Jedenfalls kommen die entstehenden Abweichungen bei praktischer 
Anwendung nicht in Betracht. 
Die Verff. konnten schließlich die abweichenden Resultate 
von Hürthle teilweise aufklären. Aus den Figuren dieses Autors 
seht hervor, daß sich Luftblasen in dem System befanden. Diese 
bewirken schon, wenn sie sehr klein sind, eine vollkommene Änderung 
der Resultate, Hoffmann (Würzburg). 
L. Pincussohn. Medizinisch-chemisches Laboratoriumshilfsbuch. (Mit 
75 Fig. und 1 Spektraltafel, 437 S., Vogel, Leipzig, 1912.) 
Das Pincussohnsche Hilfsbuch zeichnet sich durch große 
Reichhaltigkeit aus. Es gibt auf relativ engem Raum nicht nur eine 
Besprechung der chemischen Methoden, im weitesten Sinne (physi- 
kalisch-chemische Methoden, qualitative und quantitative anorganische 
Analyse, Methoden zur Analyse organischer Stoffe), sondern auch 
eine Reihe rein physiologischer Prozeduren, wie Anlegung Paw- 
lowscher Fisteln, Stoffwechselversuche, Gaswechselbestimmungen, 
Durchblutungen, Untersuchungen auf Hämolysine, Präzipitine u. a. 
Das Buch soll dem Anfänger und dem Fortgeschrittenen dienen. 
Um ersterem zu genügen, sind die allgemeinen chemischen Arbeits- 
methoden breit und eingehend besprochen, knapp dagegen eine große 
Zahl komplizierter Verfahren, für die dann teils auf die Original- 
arbeiten, teils auf Abderhaldens Handbuch verwiesen wird. Der 
Vorgeschrittene kann sich so jedenfalls leicht orientieren. Unter den 
