Nr. 26 Zentralblatt für Physiologie. 1321 
Versuchskammer durch Überlauf konstant, wenn die Flüssigkeit 
einmal bis zur nötigen Höhe aufgefüllt war. Dieses Niveaurohr wird 
nach oben durch einen kurzen Gummischlauch fortgesetzt. Das hat 
insbesondere den Vorteil, daß man mittels entsprechender Ansatz- 
stücke die Kammer rasch und einfach, ohne abzusaugen, durch Aus- 
hebern entleeren kann, so daß der Flüssiekeitswechsel bei einer 
Flüssigkeitsmenge von 100 cm? in einem Bruchteil einer Minute 
vor sich geben kann. Von oben taucht in die Versuchskammer außer 
einem (nicht eingezeichneten) Thermometer die Kanüle K, die in 
die Gallenblase eingebunden wird. In diese Kanüle kommt die Flüssig- 
keit aus der auf dem Boden des Wasserbades liegenden Glasspirale Sp, 
in der die Flüssigkeit angewärmt wird, bevor sie in die Gallenwege 
eintritt. Um eine etwaige Abkühlung auf der Strecke zwischen 
Wasserbad und Versuchskammer wieder auszugleichen, wurde die 
Anordnung so gewählt, daß die Kanüle ziemlich tief in die Flüsisgekeit 
der Versuchskammer eintauchte, damit bei lanesamem Einfließen 
der Flüssigkeit eine etwaige Abkühlung auf der Luftstrecke wieder 
ausgeglichen werde. In die Spirale tritt die Flüssigkeit aus der neben 
dem Wasserbade angebrachten Bürette B. Diese ist so eingerichtet, 
daß sie, nach dem Prinzipe der Mariotteschen Flasche, ihren Inhalt 
unter konstantem Drucke ausfließen läßt. Sie ist daher oben luftdicht 
abgeschlossen. Das Luftzuleitungsrohr steigt außen neben ihr empor 
und mündet unterhalb der Einteilung durch einen mit Gummistöpsel 
verschlossenen, kurzen, seitlichen Tubus. Beim Ablesen dieser Bü- 
rette zeigten sich anfangs zwei Unannehmlichkeiten. Die Genauigkeit 
des Ablesens wurde erstens durch das ruckweise Aufsteigen der Luft- 
blasen beeinträchtigt und zweitens dadurch, daß diese Luftblasen 
an der Oberfläche nicht immer ‘sofort platzten. Dem ersten Übel- 
stande wurde zwar nicht vollständig, aber doch größtenteils dadurch. 
abeeholfen, daß dem Luftzuführungsrohre eine zweckmäßige Form 
gegeben wurde. Es ist nämlich der im Innern der Bürette befindliche 
Teil des Rohres kapillar ausgezogen und nach unten abgebogen. 
So wird erreicht, daß die Flüssigkeitsmenge, die nach dem jedes- 
maligen Loslösen einer Luftblase in das Rohr eintritt, sehr klein 
ist. Immerhin kann das Ablesen in dem Momente, wo eben eine Luft- 
blase aufsteigt, mit einem besonderen Fehler behaftet sein, der jedoch 
bei Verwendung der zu Titrationen üblichen in !/,, em? geteilten 
Büretten kleiner ist als 0:05 em®. Der zweite Übelstand, das Ver- 
weilen der Luftblasen an der Oberfläche der Flüssigkeit in der Bürette, 
wurde dadurch behoben, daß die wässerige Flüssigkeit mit eine 
Schicht Paraffinöl bedeckt wurde. Die Luftblasen halten sich dann 
an der Oberfläche der wässerigen Schicht nicht auf. Die Grenze 
zwischen wässeriger Flüssigkeit und Paraffin ist scharf ablesbar, 
da sich infolge der verschiedenen Lichtbrechung die blaue Linie an 
der Hinterwand der Bürette hinter jeder der beiden Flüssigkeiten 
anders ausnimmt. Zwischen der Bürette und der Spirale ist mittels 
eines T-Stückes ' eine für gewöhnlich mit einem Quetschhahn ver- 
schlossene Ausmündungsstelle in dem Flüssigkeitsweg eingeschaltet. 
Der Zweck dieser Ausmündunesstelle ist folgender: Nach Füllung 
