1320 Zentralblatt für Physiologie. Nr. 24 



operierten Seite liin, die nur beim Kaninchen längere Zeit hindurch 

 andauert. 



Ob die direkten Labyrinthausfallfolgen ohneweiters zu beziehen 

 sind auf die von den Verff. schon früher beschriebenen, tonischen 

 Labyi'inthreflexe, wollen die Verff. vorläufig noch dahingestellt 

 sein lassen. 



Alle die beobachteten Störungen nach einseitiger Labyrinth- 

 €xstirpation gehen mit der Zeit zurück. Bei diesen Kompensations- 

 vorgängen handelt es sich sicher um Änderungen der zentralen Inner- 

 vation. J. ^I a t u 1 a (Wien). 



A. Wohlgemuth. Zwei ?ieue Apparate zur Untersuchung des Tem- 

 peratur sinnes der Haut. (A. d. psych. Laboi-. Univ. Coli., Univ. 

 of London.) (Zeitschr. f. Sinnesphysiol., XLVII, 6, S. 412.) 



Die bisher benutzten Instrumente zur Untersuchung des Tem- 

 peratursinnes konnten deshalb zu keinem genaueren Ergebnis führen, 

 weil einerseits ein Ouecksilberthermometer eventuellen Temperatur- 

 schwankungen zu langsam folgt, anderseits an der Spitze dieser 

 Instrumente die Erkaltungsgeschwindigkeit am größten zu sein pflegt 

 un<l zwischen Spitze und Mitte des Kolbens namentlich bei schlecht 

 wärmeleitendem Material auf diese Weise große Temperaturunter- 

 schiede auftreten können. Diese Übelstände sollen durch folgenden 

 Apparat vermieden werden: In den Stromkreis eines Thermoelements 

 (Wismut-Kupfer), dessen eine Lötstelle erwärmt wird, ist ein Galvano- 

 meter eingeschaltet. Aus der Temperatur der erwärmten Lötstelle 

 und der Stromstärke ist die Temperatur der andern Lötstelle zu 

 berechnen, die als Explorierspitze benutzt wird und bei konstanter 

 Temperatur die andere Lötstelle erwärmt und abgekühlt werden 

 kann. Bei dem ,, Thermophor" zur Untersuchung der Wärmepunkte 

 und dem Kryophor zur Untersuchung der Kältepunkte taucht die 

 eine Lötstelle in destilliertes Wasser in versilberter Vakuumflaschc, 

 die Erwärmung wird durch eine elektrische Platinspirale, die Ab- 

 kühlung durch Ätherverdunstung herbeigeführt. Die Apparate 

 werden geeicht und einem bestimmten Galvanometerausschlag 

 entspricht ein bestimmter Temperaturunterschied. Die Apparate 

 w^erden von Robert Paul, Newton Works, New Southgate, London N. 

 hergestellt. Frankfurt her (Berlin). 



A. Basler. Einiges über den Tastsinn. (A. d. physiol. Institut d 

 Univ. in Tübingen; Direktor: Prof. Dr. P. v. Grützner.) (Mün- 

 chener med. Wochenschr., LX, 33, S. 1809.) 



Verf. gibt eine Reihe von Apparaten und Vorricldvmgen zur 

 Prüfung des Tastsinnes an, deren nähere Beschreibung im Originiale 

 eingesehen werden muß. Im übrigen sei auf die ausführliche Publikation 

 des Verf. in Pflügers Archiv, CLIII, 5/7, 1913, S. 353, verwiesen. 



K. Boas (Straßburg i. E.). 



