SUR LA DÉTERMINATION ABSOLUE etc. AR 
1. Instruments. 
1. Théodolite. L’instrument, construit par Pisror et Martins à 
Berlin, dont je me suis servi aux déviations, a été le même qu'avait 
employé ÅNGSTRÖM dans ses recherches spectrales, et par conséquent je 
dois renvoyer le lecteur à la description donnée par lui?) Cependant, 
j'ai été obligé de lui faire subir quelques modifications légères. Ainsi, 
les deux lunettes, celle du collimateur et la lunette d'observation, ont été 
élevées jusqu'à ce que leurs axes optiques fussent arrivés à la même 
hauteur que celle du milieu du réseau. De plus, leurs nouveaux supports 
ont été fixés sürement par des vis fortes en acier, et les lunettes de la 
méme manière aux supports, d'où il suit que les lunettes ne pouvant se 
mouvoir autour de leurs axes optiques restaient par rapport aux supports 
dans une position parfaitement fixe. De méme, le micromètre de l'oculaire 
a été invariablement fixé, et j'ai pris soin de ne jamais toucher pendant 
ces recherches ni au dit micromètre, ni à la lunette d'observation. Donc, 
en voulant tourner cette dernière lunette autour de l'axe vertical de 
l'instrument, on s'aide exclusivement du bras qui sert d'appui à la vis 
forte par laquelle on serre la lunette en question à l'axe vertical de 
l'instrument. L'ancienne table de l'instrument, mobile en deux directions 
horizontales, perpendiculaires entre elles, a été échangée contre une table 
ordinaire qui n'était mobile qu'autour de son axe vertical. 
Le réticule a été échangé, comme je l'ai fait ordinairement dans 
mes recherches spectrales, contre un fil de verre, tiré très fin qui se 
tendait au milieu du champ de vision de la lunette. L'objectif de la 
lunette d'observation était muni d'une capsule, ayant un trou circulaire 
du diamètre de 2 cm. Cette capsule a été employée presque toujours pour 
obtenir des images parfaitement nettes des raies observées du spectre. 
Le grossissement de la lunette mentionnée avec l'oculaire de 
Ramsden employé était d'environ 26 fois; la distance focale de chacun 
des deux objectifs est — 39 cm. Le cercle azimutal a un diamètre de 
27,5 cm., on y mesure à l'aide des microscopes directement 2 secondes, 
et au moyen des micromètres des microscopes on peut ensuite apprécier 
des dixièmes de la seconde. Pour faciliter la lecture des divisions des 
tambours, je les avais munies de loupes convenables. 
!) Recherches sur le spectre solaire, p. 3. 
