3 ET. DX 
A8 R. THALÉN, 
Eu égard à l'étendue considérable de la partie employée du cercle 
azimutal, je n'ai pas regardé comme nécessaire d'examiner de plus près 
ses divisions, et il faut ajouter que j'ai également omis de déterminer 
les pas des micromètres aux microscopes. 
Disons enfin que la plaque circulaire en cuivre, sur laquelle ÅNG- 
STRÖM avait posé le théodolite, a été échangée pour une plaque en fer 
très solide qui au besoin pouvait se mouvoir autour de son axe vertical; 
mais en cas ordinaires elle a été fixée d’une manière tout à fait invariable. 
2. Réseau. Le réseau de M. Rowranp en métal à miroir consis- 
tait en une plaque carrée, dont le côté est de 6.2 cm en longueur et 
l'épaisseur d'environ 8 mm. L'une des surfaces est plane et polie sur une 
superficie circulaire d'un diamètre de 6.2 cm. La longueur de la surface 
rayée en forme rectangulaire est de 5.1 cm, et sa hauteur de 3.4 cm. De 
l'un côté tous les centièmes traits sont étirés plus loin que les traits envi- 
ronnants pour servir à la détermination de la largeur du réseau. Ces raies 
allongées, les seules qu'on puisse voir même à l'aide d'un microscope du 
grossissement 80, sont extrémement fines et nettes. La surface rayée 
du réseau présente au microscope un aspect très singulier, en ce qu'elle 
semble être couverte de fissures innombrables, où les parties intermé- 
diaires sont colorées de couleurs différentes. Sur les parties non rayées, 
on trouve les inscriptions suivantes: au-dessus des raies étirées: »Plate 
polished & corrected by S. A. Brashear, Pittsburg, Pa, U. S. A»; au-des- 
sous: »Ruled by Schwerd on Rowlands eng. John Hopkins University 
Dec. 1884. Ruled at 53° F» À gauche: »29100 Spaces, Scale R. N.» 
A droite: »J. A. E. For Wave Lengths». 
Ce réseau, maintenu dans la position voulue par un support con- 
venable, a été ajusté par trois vis calantes. Le support, restant sur une 
plaque circulaire, était fixé à la table du théodolite par un rebord, muni 
de vis convenablement appliquées. En arrière du réseau se trouvait une 
traverse qui le maintenait par des vis dans la position désirée. À cette 
traverse ont été fixées des capsules cylindriques creuses, entamées en 
long, qui contenaient des cylindres perforés en cuivre, destinés à rece- 
voir les réservoires des thermomètres employés. Ces cylindres étaient 
tranchés de lun côté en surfaces planes d'une largeur de 0.8 cm qui 
restèrent en contact immédiat avec la surface postérieure du réseau. Les 
dimensions des cylindres étaient: longueurs 7.5 cm, diamètres extérieurs 
1.25 em, intérieurs 0.5 cm. L'époque de la lecture des thermomètres a 
été réglée d'une telle manière que l'élévation de la température qu'avait 
