SUR LA DÉTERMINATION ABSOLUE etc. A9 
subie le réseau par son éclaircissement direct des rayons solaires pour- 
rait être transportée par la conduction aux thermomètres au moment où 
l’on a fait la lecture. 
La largeur exacte du réseau, déterminée à Breteuil 1894 par 
M. Cxarpuis, se trouve dans l’Annexe II. La revision de cette mesure, 
faite en 1897 par M. GuILLAUME à Breteuil, pour en déterminer, s'il y 
a eu quelque raccourcissement du réseau, se trouve dans l’Annexe III; 
le coefficient de sa dilatation, déterminé par moi, sera indiqué dans 
la suite. 
3. Thermomètres. Tous les deux thermomètres employés dans ces 
recherches ont été construits par TONNELOT à Paris. Ils étaient divisés 
entre 0? et 50° en dixièmes de degré et avaient leurs divisions sur les 
tiges. L'un d'entre eux a été calibré et étudié complétement à Bre- 
teuil. C'est seulement pour le contrôle qu'on a lu tous les deux ther- 
momètres, mais ce ne sont que les indications de celui étudié à Breteuil 
qu'on donnera dans la suite. Pour rendre la lecture plus facile et plus 
sûre, jai employé une loupe, tandis qu'un papier blanc mince a été placé 
en arriére des tiges. Les corrections nécessaires du thermométre de 
Breteuil ont été faites conformément aux prescrits, contenus dans l'an- 
nexe IV ci-jointe. J'ai déterminé le point du zéro dans de la neige 
mouillée, ce qui doit, il me semble, conduire à des résultats beaucoup 
plus exacts qu'on ne pourrait le faire au moyen de glace fondante 
ordinaire finement rapée. 
Les dimensions des thermométres étaient les suivantes: 
N° 1 (= 4561 de TowwELor). Longueur du réservoir 62"", La distance 
entre le point zéro et le milieu du réservoir 65"". La longueur 
d'un degré 6.es"", 
N° 2 (= 11497 de Tonnetor). Voir l'Annexe IV. 
4. Baromètre. Au commencement de ces observations, j'avais 
employé un baromètre à siphon, construit par ÅDERMAN à Stockholm, 
où les lectures ne dépassent pas un dixième de millimètre. Cet instru- 
ment a été remplacé au milieu de décembre 1895 par un barométre à 
siphon de M. Fuess à Berlin. Le baromètre fut placé dans une chambre 
voisine à une hauteur égale à celle du théodolite. Les lectures qui se 
font iei à ?/100 d'un millimètre ont été faites à toutes les deux déter- 
minations complètes de déviation. Cependant, ces observations, réduites 
à 0°, n'ont été reproduites dans les tableaux qu'en dixiemes de millimètre. 
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. Impr. ?9/x 97. 2 
