SUR LA DETERMINATION ABSOLUE etc. IN ANG 
La différence entre les deux résultats, n'étant plus que 0^5, ne 
suffit pas de constater avec quelque degré de certitude un raccourcisse- 
ment actuel du réseau, et par conséquent, le mieux sera sans doute 
d'adopter la moyenne entre les deux mesures 
51021^ 705 
comme la valeur exacte de la largeur du réseau. 
Pour obtenir la distance entre deux traits consécutifs, on a donc 
à la température de 15°.0 
914-p- 
cones 510217705 _ #759 3691 
29000 
et par suite les constantes des spectres de II" et III" ordre seront 
| Cy = log > = 9.944 3270 
(10) 
4. Les corrections qui se rattachent aux variations de la 
température et de la pression de l’air ambiant. 
Quand il s'agit de déterminer 4, par l'emploi d'un réseau métal- 
lique, il faut remarquer d'abord que la température du réseau doit naturel- 
lement être connue si exactement que possible. Nous donnerons tout 
de suite la correction que doit subir la formule de 4 pour la réduire à 
la température normale de 15? C. à cause de ces variations du réseau. 
Pour le présent, nous nous occupons exclusivement des variations de la 
température et de la pression de /'air ambiant. 
Suivant M. Benoir'), on a 
760(1 + dt) ? 
n, — 1 =(m, — 1) 
où n, et n, signifient les indices de réfraction de l'air à t et 0, 9 le 
coefficient de dilatation de l'air, et /7, sa pression. 
1) Travaux et Mémoires du Bureau internat. des poids et mesures. T. VI p. 89. 
Paris 1888. 
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III: Impr. ?*/x 1897. 3 
