A 40 R. THALÉN, 
spectre visible. Ce qui prouve que cela doit être regardé comme une 
loi générale, c'est non seulement la méthode employée par M. ROWLAND 
de combiner entre elles toutes ses opérations faites, mais aussi l'étendue 
de mes mesures qui s'étendent presque tout le long du spectre visible. 
14. Sur les mesures d’ANGSTROM. 
Dans l'Avant-propos, nous avons dit que les mesures d'AxGsTRÓM 
doivent étre regardées comme défectueuses à cause de la détermination 
erronée de la longueur du métre employé. Voici ce qu'a dit sur ce sujet 
M. BeEnoir !). 
»On sait aujourd’ hui qu ÅNGSTRÖM avait admis, pour la longueur 
de la régle étalon qui avait servi de point de départ à toutes ses mesu- 
res, une valeur trop faible. Cette erreur a été mise en évidence et 
exactement déterminée par les comparaisons récemment faites au Bureau 
international entre l'étalon d’Ängsrröm et le mètre international provi- 
soire. La longueur de cet étalon est 999™"9198 au lieu de 999™"s10. Il 
en résulte que toutes les longueurs d'onde d’Anasrrom doivent être mul- 
tipliées par 1.000 1098.» 
Ces paroles nous feront voir, comment on peut délivrer les ob- 
servations d' ÅNGSTRÖM des erreurs qui proviennent des défauts du mètre 
employé. Mais, il reste pourtant à savoir, si cette correction est suf- 
fisante pour rendre les mesures d'ÁNGsTRÓw concordantes à celles de 
notre temps. Ainsi, en adoptant la valeur de 0"5269 59 comme la lon- 
gueur d'onde, donnée par ÅnGsTRÖM pour la raie Æ,, raie qui lui avait 
servi de point de repère à toutes ses mesures, on trouve, en employant 
le coefficient mentionné de M. Benoir, la longueur d'onde 075270 169, 
tandis que la valeur définitive que j'ai trouvée pour cette raie, au moyen 
du réseau de M. Rownanp, est 0"5270 315. 
On voit done que l'erreur du métre ne peut pas tout à fait expli- 
quer lerreur dans la détermination d'ÁNasTRÓM, mais qu'il en reste en- 
core, par rapport à la raie £,, une erreur montant à 07000 0146, dont il 
nous faut prouver l'existence réelle. 
A cet effet, nous déterminerons par deux méthodes différentes la 
largeur du réseau Il de Nobert qu'avait employé ÅNGSTRÖM. 
1) Travaux et Mémoires du Bureau internat. des poids et mesures, T. VI, p. 193. 
Paris 1888. 
———————————— — 
