Coefficient 
de dilata- 
tion. 
Longueur 
de la Règle. 
Equation 
de la Règle. 
Valeur des 
décimètres. 
C4 R. THALÉN, 
Etude de la Règle. 
L'étude du coefficient de dilatation de cette Règle a été faite au. 
Comparateur Brunner par comparaison, dans l'air ambiant, avec le pros 
totype provisoire du Bureau I,. On a fait 6 séries de comparaisons 
dans les mêmes positions des deux règles aux températures moyennes” 
de 249.255; 259967; 11595; 7°181; 4°703 et 3°563 suivant l'échelle du 
x 
thermomètre A azote. La dilatation a été trouvée par degré centigrade: 
184.4224 + 0.001331 t, 
et le coefficient de dilatation 
a = 0.000 018 423 + 0.0033 t, . 
L'erreur probable pour la réduction à zéro à l'aide de ce coeffi- 
cient est de + 045 à + 046 entre les limites de 5° et de 25°. 
La valeur absolue de la règle a été déterminée aux mois de No-. 
vembre et Décembre 1886, et Janvier 1887 par 4 séries de comparaisons | 
avec la règle I, aux températures moyennes de 11°.592; 7°.377; 57.064 et 
3.732, échelle A azote, et dans les quatre positions que les deux règles, 
peuvent prendre par rapport aux microscopes et à l'observateur. Ces 
quatre séries, réduites à zéro de température ont donné pour résultats: 
U, = 1” — 808.2 + 08.2 
En adoptant pour la réduction A zéro le coefficient de dilatation | 
trouvé antérieurement on a donc au mois de Janvier 1887 comme valeur 
de la règle à t degrés dans l'échelle du thermomètre à azote: | 
U = 1" — 8042 + 1894224 t, + 04003 31 4% + 046 
Sous-divisions en décimètres. 
L’étalonnage des décimètres pour la détermination de leurs cor- - 
rections, a été fait, au Comparateur universel par M. Paraz aide du 
Bureau en les comparant entre eux par déplacement longitudinal. 
