SUR LA DÉTERMINATION ABSOLUE etc. C5 
Les corrections des traits et les valeurs des décimètres sont les 
suivantes: 
Traits. Corrections. Décimètres. Valeur des décimétres 
à zéro de température. 
: = aa Premier décimètre IN 99"" 9854.6 
a E.g Second —— id. = r— 2 99. 990.8 
3 nis Troisième — id. — 2— 3 99. 990. 8 
4 E. Quatrième -— id. = DH dl 99. 990.5 
5 BR Cinquième — id. — 4— 5 99. 295. 6 
6 no, Sixième — id. — 5— 6 99. 994.7 
7 eae Septième — id. — 6— 7 99. 996. 2 
8 maine Huitième — id. — 1— 8 99. 995.9 
9 en Neuvieme — id. — 8— 9 99. 989.8 
10 EON Dixième — fö N = 10) 99. 990. 6 
999.9194. 
L'erreur probable de ces valeurs est + 042. 
Les deux thermomètres coudés attachés à la règle ont été com- 
parés avec un des thermomètres étalons du Bureau international, Tox- 
NELOT N° 4330. 
Les thermomètres de cette règle ont des échelles en degrés, sur 
pièces en métal, auxquelles ils sont fixés par deux fils métalliques. L'un 
des thermomètres désignés porte le chiffre 1 poingonné et l'échelle y est 
de 0° à + 40°; l’autre ne porte aucune marque, mais l'échelle y est di- 
visée de — 5° à 40°. 
La détermination du zéro de ces thermomètres a été remplacée 
par une comparaison dans le voisinage de 0°, après que les thermomè- 
tres eurent été maintenus pendant plusieurs Jours à basse température. 
Toutes les températures ont été réduites au moyen du zéro déterminé 
par cette comparaison et les corrections se rapportent donc à des lec- 
tures réduites avec un zéro pris après un séjour prolongé dans le voisi- 
nage du zéro. La forme des thermomètres n'a pas permis d'employer 
un autre procédé. 
Le zéro actuel est pour le thermomètre 1: + 0°42 
et pour le thermomètre sans marque il est: 0/24 
