C6 R. THALEN, 
rrection ^terminées de 5° en 5° sont les suivantes: 
Les corrections dé 
Température. Corrections du 
5 + 0.02 0.00 
10 + 0.01 — 0.03 
15 + 0.01 — 0:04 
20 0901 — 0.03 
25 0.00 = RUE, 
30 0.00 — 0.09 
En ajoutant ces corrections A la lecture du zéro faite aprés un 
séjour prolongé à la température basse on aura la température réduite 
à l'échelle des thermomètres à mercure, en verre dur de M. TonneLor. 
Afin de ramener cette température à l'échelle du thermomètre a 
azote par rapport à laquelle la dilatation de la règle a été exprimée, il 
faut encore ajouter la correction pour cette réduction, consignée dans la 
table accompagnant ce certificat. 
Le Directeur du Bureau 
D' O.-J. Brocx.> 
Le certificat fut accompagné de deux tableaux, contenant l’un 
»Exemple à suivre: pour la réduction des lectures des thermomètres de 
la règle U», et l’autre »Corrections pour rapporter au thermomètre à 
azote les températures mesurées aux thermomètres étalons à mercure, en 
verre dur, de M. TowwELOT, appartenant au Bureau international des 
Poids et Mesures». 
Annexe II. 
»RAPPORT 
SUR LA DÉTERMINATION D'UN RÉSEAU 
construit par M. ROWLAND, appartenant à M. THALÉN. 
Ce réseau est tracé sur une surface plane. Il porte sur l'un de 
ses bords des traits forts tracés dans le prolongement des traits fins 
OC LUO. e200. 22% 29100. L’intervalle étudié est limité par les traits 0 & 
29000, le trait 29100 étant trop court pour pouvoir servir aux mesures. 
