SUR LA DÉTERMINATION ABSOLUE etc. C7 
Le réseau a été placé sur le banc du Comparateur universel dans 
le prolongement de la division de la Régle N du Bureau international, 
comme le montre le diagramme ci-joint: 
940 991 B E À | A 0 29000 
Régle V Réseau. 
La méthode de mesure consistait à comparer l'intervalle à à l'in- 
tervalle 7,. Si lon désigne par r la distance entre les traits 0 et 29000 
du réseau et par A l'intervalle de la Règle N auquel on la compare, on 
a immédiatement: 
i, =Atr 
A= A R B 
En comparant 7, à 4, on obtient: 
d'où lon tire: 
(1) DENON ET 
J'ai comparé d'abord par deux séries de mesures l'intervalle 
[0.29000] du réseau à l'intervalle [940.991] de la Règle Normale, puis par 
deux autres séries le même intervalle du réseau à l'intervalle [799.850] 
de la Règle normale. 
Les corrections des traits employés de la Règle Normale sont, 
suivant les mesures de M. Benoit, A la température de 0°, 
Traits. Corrections. à On en déduit: 
199 324.48 ! A 
3 = | Intervalie [799.850] = 51™ + 94,12 
850 + 41. 60 | 
940 + 47.96 | 
| ET VE 940.996] = 517" — 14.88 
996 + 46.08 | Intervalle [940.996] S 
La dilatation de la Règle Normale a pour expression en fonction 
de la température indiquée par les thermométres à mercure en verre dur 
LB ME (17 513 + 6.790)t. 107°]. 
