C 10 R. THALÉN, 
Annexe IV. 
12 Septembre 1895. 
BUREAU INTERNATIONAL eptembre 1895 
des 
Poids SA a " CERT IFICAT 
Pavillon de Breteuil, Sévres : 
(S. et 0.) DU THERMOMETRE TONNELOT N? 11497, 
Construit par M. TONNELOT, constructeur d'instruments météorologiques de 
précision à Paris, appartenant au laboratoire de physique de l'Université 
d'Upsal, reçu le le février 1595, avec demande de Monsieur le Professeur 
R. THALÉN, Membre du Comité international des Poids et Mesures. 
Description. 
Le thermomètre est en verre dur, à une ampoule, divisions en 
dixièmes de degré 
de — 5.2 4-1 53.7 et de A AID e 
Les dimensions caractéristiques sont: 
Distance du milieu du réservoir au trait zéro 64"".0 
» » » » » Dei 22 23100 470. 7 
Longueur du degré 6. 650 
Longueur totale 526. 0 
Etude. 
Division. L'équidistance de la division a été vérifiée et trouvée satis- 
faisante. 
Calibrage. On a fait d'abord une division en deux parties de l'intervalle 
[0.100] au moyen de 2 colonnes de 50 degrés chacune observées 6 fois 
dans chaque position, puis une division en cinq parties de la section 
[0.50]; enfin on a fait un calibrage de 2 en 2 degrés de chaque section 
de 10 degrés; les corrections des traits voisins de 100 ont été déter- 
