20 Drachen- und Fesselballonaufstiege. 
tiefer Teilung angeschlossen war, wurde der Luftdruck in mehreren 
Stufen von 750 bis auf 641 mm erniedrigt und hierdurch die Korrek- 
tionskurve bestimmt. Dasselbe geschah für die Temperatur, indem 
Spiritus in einem mitschlechtleitendenWånden versehenen Temperatur- 
prufungsgefåss durch Hinaussetzen ins Freie abgekühlt, und der Ther- 
mograph des Apparats in die Flüssigkeit getaucht wurde, deren 
Temperatur gleichzeitig mit einem empfindlichen Thermometer be- 
stimmt wurde. Durch successives Aufwårmen auf Zimmertemperatur 
wurden Bestimmungen in geeigneten Intervallen zwischen —26° und 
+ 9° erhalten. Endlich wurde das Haarhygrometer einer Prüfung 
unterzogen, indem es unter der Glocke der Luftpumpe zuerst der 
gewöhnlichen Zimmerfeuchtigkeit (57 °/o), dann der Sättigung (100 °/o) 
und endlich der Natrium-Trocknung (40 °/o) ausgesetzt wurde, wobei 
ein gleichfalls hineingestelltes Kopre’sches Haarhygrometer als Ver- 
gleichsinstrument diente. Es zeigte sich im wesentlichen überall nur 
eine Änderung der Standkorrektion, während die Korrektionskurven 
als solche dieselben geblieben waren. 
Bei den Aufstiegen wurde stets besondere Sorgfalt auf die Anfangs- 
und Schlusseinstellung des Instruments verwendet, wodurch erreicht 
wurde, dass die Ausgangswerte vor und nach dem Aufstieg fast 
immer die erforderliche Übereinstimmung zeigten. Das Instrument 
wurde dazu an der englischen Hütte, meist unter derselben zwischen 
den Stativbeinen angebracht und 1/4 Stunde lang sich selbst über- 
lassen, worauf durch Ablesung des Stationsthermometers und -Hygro- 
meters Temperatur und Feuchtigkeit bestimmt und gleichzeitig eine 
Marke auf der Registrierung gemacht wurde. Bei der Anbringung 
an der englischen Hütte erwies es sich als notwendig, darauf zu achten, 
dass der Apparat in derselben Weise gegen den Wind orientiert war 
wie im Drachen, und dass er gegen direkte Sonnenstrahlung geschützt 
war. Das Barometer wurde nicht für die Aufstiege abgelesen, die 
diesbezüglichen Werte sind vielmehr erst bei der Auswertung aus 
den Aufzeichnungen des Stationsbarographen entnommen. 
Im Winter wurden die Feuchtigkeitsregistrierungen unbrauchbar, 
da die Haarhygrometer in der Kälte zu träge wurden. In einigen 
Fällen konnte noch eine Abnahme oder Zunahme konstatiert werden, 
doch Zahlenwerte zu geben erschien unmöglich. Wie es scheint, 
wurden die Hygrometer auch dadurch ungünstig beeinflusst, dass 
die Instrumente im Hause aufbewahrt werden mussten und immer 
erst kurz vor Beginn des Aufstieges herausgebracht wurden. 
Nur eins der Registrierinstrumente, nämlich „Hergesell 104“, 
besass ein Anemometer, und auch dies Instrument ging schon nach 
kurzem Gebrauch verloren, so dass nur bei 5 Drachenaufstiegen vom 
Sommer 1907 überhaupt eine Registrierung des Windes erhalten 
