A N:o 3) Uber die elektr. Leitfähigkeit schlecht leitender Substanzen. 9 
Die verwendeten Apparate. 
Die Ackumulatoren. Es wurde eine Batterie von 
5 Ackumulatoren benutzt. Durch verschiedene Gruppierung 
konnte derselben bezw. 2, 4, 6, 8, 10 Volt entnommen 
werden. Meist kamen 2 Volt zur Verwendung. 
Derspendeluntetrbreceher:  DielrKonstanten; des 
benutzten Pendelunterbrechers sind bei Gelegenheit einer 
vorhergehenden Arbeit von Herrn Vilho Väisälä!) be- 
stimmt worden sowie eine Tabelle äber die Abhängigkeit 
der zwischen den Kontakten A und B verstrichenen Schwin- 
gungszeiten von der Lage des beweglichen Kontaktes B 
aufgestellt. Ich habe von dieser Tabelle bei meiner Arbeit 
Gebrauch gemacht. 
Die Induktionsspulen. Es wurden um genägend 
grosse Selbstinduktion zu bekommen, zwei grosse Induk- 
tionsspulen mit je zwei Abteilungen benutzt. Die Selbst- 
induktionskoefficienten sind ebenfalls von Herrn Väisälä 
bestimmt worden. Die von mir benutzte Kombination er- 
gab för L den grösstmöglichen Wert, nämlich 0,6549 + 0,0028 
Henry. 
Der Kondensator. Als Kondensatoi wurde ein von 
der Firma Siemens & Halske in Berlin gelieferter Nor- 
malkondensator mit Glimmerdielektrikum benutzt. Der- 
selbe besass ?) statt einer angeblichen Kapacität von 1 M.F. 
eine Gesammtkapacität von 0,994 M.F., mit den Teilkapa- 
citäten 0,497; 0,198, 0,198; 0,0099 M.F. bei einer mittleren Tem- 
peratur von 19—19,5" C. 
Das Galvanometer. Das empfindliche Galvano- 
meter stammte aus den Werkstätten der Firma Siemens & 
Halske und besass einen inneren Widerstand von 200 2. 
Die Dämpfung war sehr gross. Da im Galvanometer die 
1 Vilho Väisälä, Untersuchung der Eigenschaften von Konden- 
satoren mit verhältnismässig schlechtem Dielektrikum. Öfversigt af Finska 
Vet. Soc. Förh. Bd LIV, 1911—1912, Afd. A N:o 14. 
AVES KL unelund, ibid: 
