10 Harald Lunelund. i (LV 
Torsion benutzt wurde, war dasselbe von der Richtung 
des magnetischen Meridians unabhängig. Die grössten be- 
nutzten Ausschläge betrugen etwas uber 200 Skalenteile. 
Die Entfernung des Spiegels von der Skala war 190 cm. 
Die Widerstände. Die verwendeten Induktions- 
freien Widerstände W und w bestanden je aus einem Nicke- 
lindraht, der mehrmals rechtwinklig gebogen, in einen Holz- 
rahmen eingespannt war. W hatte die Abteilungen 1, 2, 
3, 4, 8, 16, 32, 50 und besass nach Herrn Väisälä die 
Widerstände 3,37 bezw. 6,98; 7,34; 9,26; 17,18; 32,82; 64,24 und 
99,51 PL. w hatte die Abteilungen 1, 2, 10, 15, 20 und die 
Widerstände 9,64; 19,22; 96,46; 145,2; 193,4 2. 
Ausserdem wurde ein von der Firma O. Wolff stam- 
mender Normalwiderstand von 10000—100000 2 sowie 4 
cylindriche Feueremaillewiderstände von der Firma Gebrä- 
der Ruhstrat in Göttingen benutzt. Der kleinste Cylin- 
der besass einen” angeblichen Widerstand von 1000000 2, 
die anderen 5000000 £, je in zwei gleich grosse Abteilungen 
geteilt. Als Mittelwerte aus einer bedeutenden Anzahl von mir 
ausgefährten Kontrollmessungen, mit verschiedenen Wheat- 
stone'schen Bräcken ausgefäuhrt, ergaben sich die folgen- 
den Widerstände. A bedeutet den Widerstand von 0— 
200000 bezw. 0—2500000 £Q. 
Å in £ Bin LT ACE BIIDASG 
Kleinera Gylin'der 5. EOS 0 392490 660660 1053150 
Grosser » NO SLS ur Boda 2 2311700 3029450 5341150 
> » INGO; TA SLADE bea 5273700 | -4030700 9304400 
> > N?O- 00: ASSR 2681000 | 3225550 5906550 
Die Messungen. 
Es wurde zuerst kontrolliert, dass die log. Dekremente 
oa gemäss der Formel o=a-+bW mit dem Widerstand W der 
