12 



P. Lindholm, 



surtout en ce qui concerne les parties du dispositif situées en dehors 

 de la tour et, par conséquent, directement exposées au vent. Aussi, 

 il nous a été d'une grande utilité de pouvoir disposer, en vue de nos 

 observations, d'un grand sidérostat; grâce à M. le Professeur B. 

 Hasselbeeg, l'Académie Royale des Sciences à Stockholm a bien voulu 

 nous en prêter un de grand modèle. C'est un sidérostat du type Fou- 

 cault avec support à miroir et les instruments nécessaires pour son 

 ajustage parallactique. Il est monté sur un chariot, et peut ainsi être 

 gardé généralement dans la chambre, ou au moyen de rails disposés 



Fig. 1. 



il peut être amené au-dehors dans la direction Nord — Sud, (comme 

 l'indique le plan). Après la mise au point pour la déclinaison et l'angle 

 horaire, le faisceau lumineux est réfléchi dans une direction constante 

 vers le Sud. Grâce au dispositif adopté, il n'y a aucune difficulté à 

 placer le sidérostat dans la position fondamentale, correspondant à 

 l'arrangement général et ceci avec une telle précision qu'aucune recti- 

 fication n'est nécessaire pendant les 13 minutes nécessitées pour un 

 hologramme. 



Le mouvement d'horlogerie du sidérostat est solidement monté 

 sur la plate-forme et est régi par un mouvement pendulaire actionné 

 par des poids. Les miroirs Ä — D ainsi que les miroirs de l'appareil 

 spectral sont tous des miroirs de verre argentés extérieurement; Ä et 

 B sont plans, et les autres concaves. Le Tableau 2 ci-dessous donne 

 les diamètres et les distances focales des miroirs différents. 



Tableau 2. 



