Extinction dans l'Atmosphèee tekkestke. 



13 



La fente S de Fuess est symétrique, et pourvue d'une vis micro- 

 métrique graduée; 100 divisions de l'échelle, soit un tour de vis, cor- 

 respondent à une largeur de Ve mm. 



Le prisme. 



Pour éviter autant que possible les perturbations de l'aiguille du 

 galvanomètre, inconvénient qui se rencontre souvent pendant le travail 



Fig. 2. 



au spectrobolomètre, il nous a paru avantageux d'utiliser une installa- 

 tion spectrale permettant un montage fixe du bolomètre. 



On peut ainsi éviter, entre autres, les tensions des fils conduc- 

 teurs, comme ceci se rencontre fréquemment avec l'ancien type de 

 dispositif, à prisme à trois faces et à installation automatique de dé- 

 viation minima. 



Dans notre cas, nous avons donc employé un prisme de dévia- 

 tion constante, ce qui nous a permis une installation fixe du bolomètre. 



La figure 2 représente un croquis de la base de ce prisme à 

 4 faces. Pellin et Beoca' ont calculé le cas spécial d'un tel prisme. 



' P. Pellin et A. Broga: Journal de Phys. (3) Vol. 8 p. 314, 1899. 



