Extinction dans l'Atmosphère teerestee. . 15 



Or nous avons vu que lorsque (/> = 45°, la déviation constante 

 prend la valeur de 90° et est alors indépendante de n, c'est-à-dire de 

 la longueur d'onde de la radiation transmise. Ceci fait que le prisme 

 de Pellin et Beoca est surtout utilisable dans les appareils spectraux 

 et qu'il est alors à préférer au prisme ordinaire à 3 faces de même 

 puissance dispersive. Car au cas du prisme quadrilatère on peut amener 

 les rayons émergents de différentes longueurs d'onde successivement 

 au croisement des fils du réticule de la lunette simplement par rotation 

 du prisme, la lunette restant fixe, sous un angle constant de 90° par 

 rapport à l'axe du collimateur. Aussi les rayons traversent le prisme 

 sous des conditions qui sont les plus favorables pour la formation 

 de l'image. 



Si 2 T désigne l'angle réfringent dans un prisme triangulaire, 

 alors Qi = Ç.2 = T à la déviation minima. Un prisme de Pellin et Beoca 

 de l'angle | est ainsi équivalent à un prisme triangulaire d'angle ré- 

 fringent 2 r si T = ^ — 45 °. 



On peut ainsi considérer un prisme quadrilatère de 75°, comme 

 formé de 2 prismes à 30° et d'un prisme de 45° avec réflexion à 

 angle droit. 



Le prisme employé était de ce type, formé de sel gemme. 



En ce qui concerne l'installation du prisme, il est évident que 

 la position de l'axe de rotation par rapport à ceux de la lunette et 

 du collimateur et au prisme lui-même, est d'une grande importance. 

 Par une rotation du prisme, il se produit en effet un déplacement pa- 

 rallèle du faisceau sortant; il s'en suit que les diverses longueurs d'onde 

 du spectre sont déplacées les unes par rapport aux autres sitôt qu'une 

 aberration chromatique se produit, ou que la mise au point au foyer 

 du bolomètre n'est pas tout-à-fait précise. 



Dans le dispositif spectral employé, seul ce dernier cas peut être 

 pris en considération. 



Uhlee^ a discuté l'installation du prisme et considéré la disposition 

 de l'axe de rotation, de teUe sorte que le déplacement parallèle puisse 

 être rendu minimum pour une zone déterminée du spectre. 



Dans la fig. 3, les axes fixes des cordonnées OX, OY désignent 

 l'axe optique de la lunette et celui du collimateur. 



Le rayonnement est supposé passer dans la direction TO avant 

 l'incidense sur la première face du prisme et après sa sortie le long 

 à'OX. Autrement dit les ondes lumineuses se meuvent le long de l'axe 



' H. S. Uhler, The Phys. Review. Vol, 29, p. 37, 1909. 



