18 F. Lindholm, 



Réglage de l'appareil spectral. 



La Planche 2 reproduit l'installation spectrale. Sur une plaque 

 de marbre, pourvue de vis à niveau sont fixés des supports por- 

 tant les deux tubes de la fente et du bolomètre, ainsi que les deux 

 miroirs. La table du prisme est au milieu de cette plaque et est mo- 

 bile autour d'un axe vertical. Elle est composée de différentes pièces 

 et la partie supérieure peut être ajustée au moyen de vis à suppoi't, 

 de telle façon qu'elle soit à angle droit sur l'axe de rotation. Pour la 

 mise au point j'ai procédé de la manière suivante: Le prisme une fois 

 placé sur la table, les faces ont été amenées perpendiculairement à 

 l'axe de rotation par l'emploi de la lunette avec oculaire de Gauss. 

 La fente a ensuite été placée parallèlement à l'arête réfringente du 

 prisme. Pour amener le prisme dans la position indiquée plus haut, 

 il a d'abord été nécessaire de fixer préalablement les axes corres- 

 pondantes du collimateur et de la lunette perpendiculairement entre 

 eux. Pour cela, je me suis servi d'un prisme de verre de 45°, avec 

 réflexion à angle droit, dont la moitié inférieure de l'une des faces de 

 l'angle droit était argentée et permettait ainsi de placer exactement 

 cette face perpendiculairement à la direction des rayons parallèles ar- 

 rivant du premier miroir. 



Ce prisme de réflexion était ensuite installé de telle façon que 

 son hypoténuse passe en un point de la table du prisme, dont la 

 distance à l'axe de rotation soit égale à x^yç^. 



Si la fente est éclairée par une source lumineuse (dans notre 

 cas une lampe Nernst) et si le prisme est ajusté de la manière indiquée, 

 le rayon central du faisceau lumineux parallèle sortant doit, par un 

 réglage exact, arriver au centre du second miroir, puis après réflexion, 

 sur le fil du bolomètre. Le second miroir était placé de tefle ^"sorte 

 que la condition premièrement indiquée soit satisfaite et par rotation 

 du miroir, l'image de la fente était amenée à couvrir le fil du bolo- 

 mètre. Comme d'habitude, la partie postérieure du tube bolométrique 

 était alors pourvue d'un oculaire. Une fois les axes ainsi fixés, le 

 prisme de verre est remplacé par le prisme de sel gemme, à quatre 

 faces, de telle façon que Ä (voir fig. 3) soit à la distance iCiî/i de l'axe 

 de rotation. Eclairons la fente par de la lumière monochromatique, 

 p. ex. à l'aide d'une flamme de sodium et tournons la table du prisme 

 jusqu'à ce que l'image de la fente arrive à couvrir le fil bolométrique. 

 Dans cette position du prisme, le faisceau lumineux se présente alors 



