Extinction dans l'Atmosphèee teerestee. 19 



sous les mêmes conditions qui régissent le passage du rayonnement 

 à travers un prisme à trois faces, à déviation minima; en ce qui con- 

 cerne le rayonnement composé il en est de même pour chaque région 

 spectrale qui arrive en coïncidence avec le fil du bolomètre. 



Disposition du bolomètre et de l'appareil-enregistreur. 



Le même bolomètre. avec ses dispositions du pont, dont s'est 

 servi auparavant K. Angsteöm^ a été employé dans ces recherches. 



Les bandes du bolomètre sont des fils de Pt. ayant un des côtés 

 noirci par la fumée, de 0.15 mm. de largeur, 1.5 cm. de longueur et en- 

 viron 4 ohms de résistance. Les fils font partie de la combinaison de 

 pont de Wheatstone, où les deux autres branches sont chacune com- 

 posées d'une résistance en maillechort, à peu près égale à celle des 

 fils du bolomètre. Le réglage se fait avec précision au moyen d'un 

 contact de glissement le long d'un fil de manganine d'un diamètre 

 d'environ 1 mm. qui fait communiquer les deux résistances en mail- 

 lechort. 



Un accumulateur donna la force du courant et ce courant du 

 circuit principal fut réduit au moyen d'une grande résistance à en- 

 viron 0.05 ampère. Le galvanomètre du pont était du type d'ANG- 

 STEÖM et les déviations ont été enregistrées d'après les principes don- 

 nés par Ångsteöm. 



Les bobines du galvanomètre sont couplées parallèlement et ont 

 chacune une résistance de 10 ohms. Pour une distance de l'échelle 

 de 2 m. le galvanomètre donna une déviation de 1 mm. pour une 



force du courant de 2 X 10 ampère. Une lame mince de mica fixée a 

 l'équipage est destinée à amortir les oscillations du galvanomètre. 

 A cette disposition le rapport de deux amplitudes successives fut 

 3.5 et la durée d'une oscillation complète fut de 12 secondes. 



Puisqu'une mesure bolométrique aboutit à une mesure de change- 

 ment d'une des résistances dans la combinaison de pont de Wheat- 

 stone, la règle générale de celle-ci est aussi valable dans ce cas c'est- 

 à-dire que le rapport des résistances est le plus favorable en donnant 



» K. Ångström: Arkiv för Mat., Aslr. och Fysik No. 30. 1908. 



