20 F. Lindholm, 



aux quatre résistances et celle du galvanomètre la même valeur. En 

 supposant celle-ci égale à une ohm la force du courant dans le pont 

 peut être considérée comme proportionnelle au produit de la force du 

 courant dans le circuit principal et du changement de la résistance, 

 en pour cent, changement produit par réchauffement de l'un des fils 

 du bolomètre. La variation de la résistance, causée par le rayonne- 

 ment, peut ensuite être considérée comme proportionnelle à l'énergie 

 de la radiation. Il est bien évident que cette relation aussi est valable 

 si la variation en pour cent, est produite par l'introduction d'une faible 

 résistance supplémentaire dans l'une des branches. De cette façon 

 nous possédons un moyen de contrôle et nous pouvons même déter- 

 miner la ["/sensibilité relative de l'appareil bolométrique, y compris le 

 galvanomètre. La réduction des déviations du galvanomètre à une 

 sensibilité donnée, est conforme au principe proposé par K. Ångström. 

 Dans mes déterminations, je me suis servi du dispositif qu'ANGSTRÖM 

 a décrit plus en détail dans: Öfversigt af Kungl. Vet. Akad. Förhandl. 

 Årg. 45, pag. 379, 1888. 



En vue d'enregistrer la courbe de l'énergie, on a employé un 

 appareil enregistreur photographique comme je l'ai déjà mentionné plus 

 haut, et à l'aide de ces courbes enregistrées qui ont été prises pour 

 des hauteurs solaires différentes, il s'agissait de déterminer la trans- 

 mission atmosphérique pour diverses longueurs d'onde. Une telle dis- 

 position fut employée pour la première fois dans un but identique par 

 Langley'. L'installation décrite par Ångsteöm^ fut celle qui a servi 

 dans nos recherches. 



Comme lampe à projection nous avons employé une lampe Os- 

 ram de 10 volts. La lumière émise par le fils lumineux fin et vertical, 

 arrive latéralement sur le miroir du galvanomètre et est réfléchie sui- 

 vant une direction horizontale sur le châssis de la plaque. Une lentille 

 intercalée entre le miroir du galvanomètre et le châssis, donne sur la 

 plaque une image nette du fil lumineux. Par une étroite fente hori- 

 zontale, placée sur la petite chambre noire, où se trouve la plaque, 

 l'image du fil lumineux est réduite sur la plaque à un point. 



La plaque, mise en mouvement, se déplace verticalement, et 

 comme les déviations du galvanomètre se font dans le sens horizontal, 

 la courbe de l'énergie se trouve dessinée en coordonnées rectangulaires. 



^ S. p. Langley: Annals of the Astrophys, Obs. of Smithsonian Institution. Vol. I, 



p. 56. 1900. 

 ^ K. Ångström: Phys Piev. 3, p. 138. 1895. 



