Extinction dans l'Atmosphère terrestre. 21 



L'une des coordonnées est proportionelie à la distance angulaire du 

 spectre, et l'autre à l'énergie de la radiation correspondante. 



Le chassis, avec son mouvement d'horlogerie, est monté sur un 

 statif en bois. La boîte contenant la plaque est placée sur un cadre 

 métallique, qui peut glisser le long de deux solides montants verticaux. 

 En glissant sur une poulie au-dessus un cordon d'acier est fixé à la 

 partie supérieure du cadre et porte de l'autre côté un contre poids. 

 Le mouvement ascendant et descendant de la plaque~s'effectue à l'aide 

 de deux petites poulies en acier, entre lesquelles passe le cordon 

 mentionné. Ces poulies sont mises en mouvement par un système de 

 roues dentées actionnées par des poids tombants qui entraînent ainsi 

 par frottement le cordon d'acier et à la fois la plaque photographique 

 en mouvement. La vitesse est réglée à volonté au moyen d'ailes 

 métalliques placées sur l'axe de rotation. L'appareil spectral est en 

 communication avec ce système de roues dentées, par l'intermédiaire 

 d'un simple engrenage, qui à son extrémité opposée se tennine par 

 une vis. Celle-ci pendant la marche de l'appareil, entraîne un bras 

 fixé à la table du prisme comme montre la planche 2, et de la sorte 

 détermine la rotation de celle-ci. Ainsi le mouvement d'horlogerie, 

 une fois mise en marche, communique à la plaque un mouvement qui, 

 simultanément, entraîne le prisme dans une rotation continue. 



Pour éviter le tant perdu de la vis réglant la rotation du prisme, 

 il est nécessaire de procéder aux enregistrements toujours dans une 

 même direction déterminée, depuis les grandes longueurs d'onde vers 

 les plus courtes; et ceci a été réalisé dans chaque cas d'observation. 

 L'engrenage a été construit de telle façon que le spectre s'échelonnant 

 entre les longueurs d'onde d'environ 5.0 ,« et 0.4 ^i puisse trouver place 

 sur une plaque de 18 cm. de longueur. 



Marche d'une série d'expériences. 



Ayant laissé tout d'abord quelques instants le courant fermé, je 

 mis d'abord le pont au zéro. Ensuite, pendant le reste de la journée, 

 lorsque se poursuivit l'enregistrement, le courant de la batterie ainsi 

 que le circuit du galvanomètre furent laissés fermés. Le sidérostat fût 

 amené dans sa position déterminée et mis au point sur la déclinaison et 



çsV 



