Extinction dans l'Atmosphèke tekkestre. 23 



Mesurage des plaques. 



Pour mesurer les plaques, je me suis servi d'une simple repro- 

 duction d'un réseau quadrillé millimétré. La réduction était de ^3 et 

 l'image fut obtenue sur une plaque analogue à celles utilisées pour les 

 hologrammes. Le réseau millimétré fabriqué à Cederquists Grafiska Aktie- 

 bolag à Stockholm, fut ensuite contrôlé, à l'aide d'une machine à diviser, 

 ce qui me prouva qu'il n'y avait aucune erreur de reproduction suffi- 

 samment importante pour pouvoir influencer les mesures. Pour ces 

 dernières j'ai employe le dispositif suivant. 



Dans un cadre métallique inférieur, tournant dans son propre 

 plan, se trouve placé le réseau quadrillé, avec le côté de la gélatine 

 en dehors. Contre cette face se trouve la plaque du hologramme, 

 placée de telle manière que les deux couches de gélatine se touchent, 

 permettant ainsi une lecture sans parallaxe. La plaque du hologramme, 

 placée dans un châssis, peut être déplacée parallèlement à elle-même, 

 dans son propre plan latéralement ou verticalement au moyen de deux 

 dispositifs de glissière à angle droit l'un sur l'autre. Cet arrangement 

 permet, dans des limites assez étendues, de placer le hologramme et le 

 réseau quadrillé dans des positions différentes l'un par rapport à l'autre. 

 Pendant l'enregistrement, furent d'autre part marquées sur chaque 

 plaque la direction de son mouvement ainsi que celle de la déviation 

 du galvanomètre. La direction du mouvement de la plaque fut tracée 

 à l'aide d'un simple dispositif de miroir: Un miroir fixé immédiatement 

 derrière celui du galvanomètre envoie une image sur la plaque, image 

 qui dessine, par suite du mouvement de celle-ci une ligne parallèle au 

 sens du déplacement. La direction de déviation du galvanomètre fut 

 habituellement marquée pendant que je déterminais la sensibilité, en 

 arrêtant un instant le mouvement d'horlogerie, au moment de l'intro- 

 duction de la résistance d'épreuve. 



Nous fixons ainsi un système de coordonnées sur le réseau 

 quadrillé, les axes x et tj étant l'axe de déviation et celui d'intensité. 

 Par rotation de la plaque inférieure, l'axe îj peut être ajusté parallèle- 

 ment à la direction de déviation du galvanomètre, marquée comme il 

 vient d'être mentionné plus haut. Ayant choisi la raie Ä comme ori- 

 gine, je désigne l'abscisse de ce point par 0. Les mesures ont été 



